mittels der dadurch erzeugten Beugungserscheinungen. 



121 



Durchmesser der farbigen Ringe erscheinen so viel größer, als der Durch- 

 messer des Kj-aterbildes beträgt. 



Eine Verbesserung des Apparates wurde durch die Benutzung 

 einer kleineren Lichtquelle und eines Kondensors erzielt, der viel 

 schwächer war und ein verkleinertes Bild der Lichtquelle in der Mitte 

 der farbigen Ringe entwarf. Der Durchmesser des Kraterbildes konnte 

 nun gegen diejenigen der farbigen Ringe vernachlässigt werden. Nach 

 einigen Vorversuchen habe ich schHeßlich eine gewöhnliche Brillenlinse 

 von 1 Dioptrie an der Stelle des Kondensors und eine solche von 5 Diop- 

 trien an der Stelle der bildformenden Linse benutzt, während der weiße 

 Schirm für auffallende Beleuchtung durch eine das Licht durchlassende 

 Mattglasscheibe ersetzt wurde. Die Lichtquelle ist jetzt eine kleine 

 selbstregulierende Bogenlampe von 5 Ampere mit horizontal gestellter 

 Positivkohle, deren Krater einen Durchmesser von etwa 3,5 mm hat, 

 so daß das Kraterbild auf der Mattscheibe nur 0,7 mm mißt. Die Vor- 

 richtung ist schematisch in Abb. 3 dargestellt, worin die Buchstaben 

 die nämliche Bedeutung haben Aviein Abb.L 

 Der Spiegel P dient dazu, das ursprünglich 

 horizontal laufende Lichtbündel vertikal 

 aufwärts zu werfen. Die Messungen ge- 

 schehen mittels einer gläsernen Millimeter- 

 skala, die in der Richtung eines Durch- 

 messers des Rings ystemes auf die Matt- 

 scheibe gelegt wird. Um dabei nicht durch 

 die große Lichtstärke des Kraterbildes ge- 

 hindert zu werden, 

 "wird dieses durch eine l 



kleine Pappscheibe 

 oder eine Münze ver- 

 deckt. Die Farben, 

 die man auf der Matt- 

 scheibe beobachtet, 

 sind, besonders im zweiten Spektrum, ziemlich gut gesättigt und von 

 solcher Lichtstärke, daß es für die Beobachtungen nicht nötig ist, das 

 Zimmer vollkommen zu verdunkeln. Ebenso wiePijper habe ich bei 

 den Messungen den gelben Ring benutzt, der ein ziemUch schmales 

 Band im Spektrum bildet, dessen Lage leichter zu bestimmen ist als 

 diejenige jeder anderen Farbe im Spektrum. Die Beobachtung wird 

 noch merklich erleichtert, wenn man mittels eines starken Gelbfilters 

 vor der Bogenlampe die violetten und blauen Strahlen aus dem weißen 

 Lichte zurückhält. 



Mit diesem Apparate sind für verschiedene Blutarten die Durch- 

 messer des gelben Ringes im ersten und zweiten Spektrum gemessen 



Abb. 3. 



Schematische Darstellung des vom Verfasser ver- 

 besserten Diffraktionsmikrometers. 



