122 



F. L. Bergansius : Die Messung von roten Blutkörperchen 



worden, wobei sowohl trockene Ausstreich präparate wie flüssige Prä- 

 parate in dem obenbeschriebenen Keil benutzt wurden. Die aus diesen 

 Messungen berechneten Durchmesser der Blutkörperehen wurden mit 

 den Ergebnissen der direkten mikroskopischen Messungen derselben 

 Präparate verglichen. Regelmäßig ergab die Diffraktionsmethode 

 dabei che größeren Werte. Bei gelungenen Ausstreichpräparaten fand 

 ich Abweichungen von 5 — 10%, bei flüssigen Präparaten am dünnen 

 Ende des Keiles etwa 20%, während bei ansteigender Dichtigkeit der 

 Blutkörperchenemulsion che Abweichungen kleiner wurden, um am Ende 

 in den chchtesten Stellen, welche noch brauchbare Ringe erzeugten, 

 bis an die Beobachtungsfehler herabzusinken. 



Auch ohne Anwendung von Linsen ist man imstande, die farbigen 

 Ringe zu beobachten und den für die Rechnung nötigen Winkel 6 zu 

 messen. Abb. 4 gibt eine schematische Darstellung von der Weise, 



in welcher ches ge- 

 schehen kann. G-^ 

 G^ ist wieder der 

 früher beschriebene 

 Keil, der auf dem 

 mit runder Öffnung 

 versehenen Tisch T 

 ruht. Unter der 

 Öffnung befindet 

 sich der unter einem 

 Winkel von 45 ° ge- 

 neigte Spiegel P 

 und in horizontaler 

 Entfernung von 4 

 bis 5 m die Licht- 

 quelle L, wofür man 

 am besten eine kleine Bogenlampe nimmt. ist das Auge des 

 Beobachters und S eine in Zentimeter geteilte Skala, che durch eine 

 hinter dem Rücken des Beobachters angebrachte Lampe eben genügend 

 beleuchtet wird, um che Teilung ablesbar zu machen. Vergleicht man 

 chesen Apparat mit demjenigen der Abb. 3, so ist es deutlich, daß hier 

 das Auge des Beobachters che Stelle der abbildenden Linse einnimmt 

 und che Ringe unmittelbar auf der Netzhaut entworfen werden. Der 

 Beobachter projiziert che Ringe subjektiv nach außen und kann dann 

 ihren Winkel wert leicht berechnen. Dazu braucht er nur den Durchmesser 

 des gelben Ringes an der Skala 8 abzulesen und die Entfernung dieser 

 Skala vom Auge zu messen. Wendet man ein Ausstreiehpräparat an, so 

 kann man den Spiegel entbehren ; man bringt dann das Präparat [/unmittel- 

 bar vor das Auge, so wie der gestrichelte Teil der Abbildung es angibt. 



Abb. 4. 



Schematische Darstellung des Diffraktionsmikrometers 

 ohne Linsen. 



