128 F- L- Bergansius: Die Messung der roton Blutkörperrhen 



Lichtbewegixng, wie sie in einer Ebene stattfindet, welche die Ver- 

 bindnngslinie der Lichtpunkte enthält und parallel der optischen Achse 

 steht, so ist es deutlich, daß in denjenigen Richtiuigen, wofür einen 

 solchen Wert hat, daß: 



d sin (9 = ;. , 2 ;. , 3 l usw. 

 Maxima, und wenn 



d sin 6 = \ k , Y l , I / usw. ist, 

 Minima für Licht von der Wellenlänge X beobachtet werden müssen. 

 Das nie Maximum wird also durch die Formel 



sin On = n—r (4) 



d 



gegeben, die mit der Formel (3) von Pij per, wenn wir darin 2 R durch 

 d ersetzen, identisch ist. 



Wird das Licht nun durch eine Linse gebrochen, so entsteht in ihrer 

 Brennebene das Beugungsbild der beiden Lichtpunkte. Letzteres besteht 

 aus einer Reihe von Maxima und Minim.a, die in einer durch den Brenn- 

 punkt der Linse gehenden mid der Linie Lj L2 parallel laufenden Geraden 

 liegen. Wenden wir den obengenannten Satz I (man siehe S. 123) für 

 alle gleichorientierte Punktpaare, also für alle Punktpaare mit parallelen 

 Verbindungslinien an, so geben diese das nämliche Beugungsbild wie 

 ein einziges Paar, aber, wenn n die Zahl cüeser Paare ist, mit der ?i-fachen 

 Intensität. L)a wegen der sehr großen Anzahl der Lichtpunkte und 

 wegen deren willkürlicher Gruppierung jede Richtung der Verbindungs- 

 linie che gleiche Wahrscheinlichkeit hat, so werden che Maxin:a und 

 Minima ein System heller imd dunkler Ringe erzeugen, deren Mitte 

 mit dem Brennpunkte der Linse zusammenfällt. In cüesem Punkte 

 beobachten wir das scharfe Bild der Lichtquelle, in unserem Falle also 

 das Kraterbild der Bogenlampe. Die Lichtintensität der Ringe geht 

 von den zwar sehr kleinen aber nicht ganz bis auf Null reduzierten 

 Minima allmählich in chejenige der Maxima über. Die vollkommene 

 Verdunklung der Minima könnte nur erreicht werden, wenn sämtliche 

 Bhitkörperchen im Präparat genau denselben Durchmesser hätten 

 und sich alle eben berührten. Wird weißes Licht benutzt, so überdecken 

 sich che Ringsysteme der verschiedenen Farben in einer Reihenfolge, 

 che einigermaßen derjenigen des Beugungsspektrums entspricht. Das 

 Violett befindet sich an der Innenseite, das Rot an der Außenseite der 

 Ringe. Aus der obenstehenden Betrachtung folgt aber, daß che Farben 

 keine reinen Spektralfarben sein können, sondern mit den Farben der 

 sog. Newton sehen Ringe vergleichbar sind. 



Aus der Ableitung und der Gestalt der Formel (4) ersieht man, daß 

 che Größe d dem mittleren kleinsten Abstand zweier benachbarter Blut- 

 körperchen entspricht. Wenn also die Blutkörperchen in der Schicht 



