296 R. H. Kahn: 



lichte genau jene charakteristische Färbung, welche die Lösungen 

 der Pikraminsäure in entsprechender Verdünnung darbieten. Durch 

 Verschiebung des Glaskeiles unter der Pikrinsäure erzielt man inner- 

 halb der durch Färbung und Dicke des Keiles gegebenen Grenzen 

 zu- bzw. abnehmende Rötung bei gleichzeitiger geringerer oder grösserer 

 Lichtdurchlässigkeit der Kombination, also Erscheinungen, welche 

 den wechselnden Konzentrationen der Pikraminsäure in der Pikiin- 

 säurelösung bei der J äffe 'sehen Reaktion sehr befriedigend ent- 

 sprechen. Der Vorgang des kolorimetrischen Verfahrens mit Hilfe 

 des so adaptierten Kolorimeters ist dann folgender. Nach Fülluno 

 der Keilhälfte der Kammer mit Pikrinsäure und der freien Hälfte 

 mit der zu bestimmenden Lösung von Pikraminsäure wird ein Deck- 

 glas aufgelegt und das Gesichtsfeld durch eine dem Deckglase auf- 

 liegende schwarze Blende mit 7 mm im Durchmesser messendem 

 zentralen Loche eingeengt. Es ist nötig, das Loch genau konzentrisch 

 zum kreisförmigen Kammerumfange einzustellen. Die Beobachtung 

 erfolgt, indem man die durch das Loch begrenzte, durch die Kammer- 

 scheidewand geteilte gelbrote Fläche unokular betrachtet , und zwar 

 mit dem beobachtenden Auge genau vertikal auf die Mitte des die 

 beiden Felder trennenden schmalen schwarzen Striches bückt. Dabei 

 wird der ganze Apparat zweckmässig mit einem schwarzen, seitliches 

 Licht abblendenden Schirme umgeben. 



Auf solche Weise ist die Einstellung auf Gleichheit der -beiden 

 kleinen halbkreisförmigen Felder eine sehr genaue und das Kolori-, 

 meter stellt einen sehr verlässlichen, leicht zu reinigenden und stets 

 bereiten Apparat zur quantitativen Kreatininbestimmung dar. Dabei 

 erledigt man die ganze Aufgabe niu' mit Zuhilfenahme des unveränder- 

 lichen Keiles, einer konzentrierten Pikrinsäurelösung und einer 12 %igen 

 Lösung von Natronlauge. 



Es ist natürhch notwendig, die Konzentration der Pikraminsäure 

 in jenen Grenzen zu halten, deren Färbung bei der gegebenen Schicht- 

 dicke der Farbe des Keiles entspricht. Das sind bei bestimmter An- 

 wendung der J äffe 'sehen Reaktion Werte von 0,001 — 0,01 % Kreatinin. 

 Um höhere Kreatininkonzentrationen kolorimetrieren zu können, ist 

 es nötig, die Pikraminsäurelösung entsprechend zu verdünnen. Dabei 

 zeigt sich die auch von anderen Kolorimetern bekannte Tatsache, 

 dass der Vorgang der Herstellung der Pikraminsäurelösung bis in 

 alle Einzelheiten genau eingehalten werden muss, um die richtigen 

 Werte am geeichten Kolorimeter abzulesen. Das heisst, die Eichung 

 des Apparates bezieht sich stets auf einen ganz bestimmten Vorgang 

 der Herstellung der zu bestimmenden Farblösung. Hat man beispiels- 

 weise den Keilwert für die in konzentrierter Pikrinsäurelösung durch 

 0,05 mg Kreatinin gebildete Pikraminsäure festgestellt, so gilt der 



