Beiträge zur Methodik der Froschgefäßdurchspülung. 



143 



Diese gut durchdachte Versuchsanordnung leidet nur an dem Übel- 

 stand, daß man während des Versuches nie recht sicher weiß, ob eine 

 genügende Menge durch das Froschpräparat hin durchfließt. Erst bei 

 der Auszählung der Kurven stellt es sich mit Sicherheit heraus, ob das 

 erwartete Versuchsresultat eingetreten ist. 



Aus diesem Grunde und in dem Bestreben, die Methodik noch weiter 

 zu vereinfachen, konstruierte der eine von uns (A.) eine Apparatur, die 

 es gestattet, sofort nach dem Anschluß des Frosches zu sehen, ob eine 

 Durchströmung stattfindet. 



Das Prinzip der Methode wird am einfachsten an Hand der schema- 

 tischen Zeichnung (Abb. 1) zu erörtern sein. Die Bürette A trägt oben 

 einen absolut dicht schließenden Gummipfropfen P, durch dessen Mitte 

 eine Glasröhre G hindurch- 

 gesteckt ist. Bei E wird 

 mittels eines Gummischlau- 

 ches die Kanüle befestigt, 

 die bei den Durchströ- 

 mungsversuchen in das 

 arterielle Gefäß eingebun- 

 den wird. Wir verwen- 

 den also das Prinzip der 

 Mariotteschen Flasche 

 und erreichen damit, daß 

 die Flüssigkeit unter ei- 

 nem praktisch konstanten 



Druck aus der Kanüle läuft. Je nach der Ausflußgeschwindigkeit wird in 

 der Zeiteinheit eine größere oder geringere Zahl von Luftblasen aus dem 

 Glasrohr G durch die Flüssigkeitsmenge Fl in den Luftraum R^ steigen. 

 Man könnte nun daran denken, die Zahl der aufsteigenden Luftbläschen, 

 die ja eine Funktion der Ausflußgeschwindigkeit ist, irgendwie graphisch 

 zu registrieren. So wäre es z. B. möghch, unter Benutzung des Bellschen 

 Telephonprinzips die Kjraft der aufsteigenden Luftbläschen zur Bewe- 

 gung eines feinen Eisen plättchens zu benutzen. Ein solches Verfahren 

 würde aber fehlerhaft sein, sobald durch einen Zusatz zur Spülflüssig- 

 keit die Grenzflächenspannung gegen Luft geändert wird. Diese Ände- 

 rung der Oberflächenspannung würde mit einer Änderung der Größe 

 der aufsteigenden Luftbläschen einhergehen. Aus diesem Grunde wurde 

 von einer Registrierung der in der Mariotteschen Flasche aufsteigen- 

 den Luftbläschen abgesehen. 



Verbindet man das obere Ende der Glasröhre G luftdicht mit einem 

 Mareyschen Tambour M, so wird man beobachten können — was ja 

 theoretisch ohne weiteres vorauszusehen ist — daß beim AusfHeßen von 

 Flüssigkeit im Inneren des Systems Glasröhre-Marey scher Tambour 



Abb. 1. 



