144 



E. Atzler und L. Frank: 



eine Druckverminderüng eintritt; es wird infolge dieser Saugwirkung 

 die Membran der Mar ey sehen Kapsel immer mehr eingezogen, bis 

 schließlich keine Flüssigkeit mehr aus der Kanüle herausfließen kann. 



Sorgen wir nun dafür, daß diese Druckdifferenz zwischen der atmo- 

 sphärischen Luft und dem System Glasröhre - M a r e y sehe Kapsel sich 

 durch die eingeschaltete, mit Aqua destillata angefüllte Spritzflasche 8p 

 ausgleichen kann, so haben wir eine Möglichkeit, die in der Zeiteinheit 

 ausfließende Flüssigkeitsmenge graphisch zu registrieren. Sobald näm- 

 lich ein solcher Druckausgleich durch Luftblasen an der Spritzflasche 

 erfolgt, wird der Hebel der M a r e y sehen Kapsel eine große Exkursion 

 ausführen. Auch die in der Bürette A aufsteigenden Luftbläschen 

 werden von der Kapsel verzeichnet; sie bedingen aber kleinere Hebel- 

 bewegungen, da bei unserer Apparatur auf ein großes Luftbläschen 

 zwei kleine Luftbläschen in A kommen. 



In Abb. 2 ist ein Ausschnitt aus einer Durchströmungskurve ge- 

 geben; t ist die Zeitschreibung in Sekunden, K ist die von der Mar ey- 

 schen Kapsel geschriebene Durchströmungskurve. Man sieht große 



Abb. 2. 



Hebelexkursionen, die den in der Spritzflasche gebildeten Luftblasen 

 entsprechen, und daneben die kleinen Schwankungen e, die ihre Ent- 

 stehung den in der Bürette aufsteigenden kleinen Luftbläschen ver- 

 danken. 



Aus den oben dargelegten Gründen (Grenzflächenspannung!) legen 

 wir unseren Beobachtungen nur die großen Hebelbewegungen zugrunde ; 

 denn in der mit destilHertem Wasser angefüllten Spritzflasche bleibt 

 die Blasengröße immer konstant, vorausgesetzt, daß nicht durch me- 

 chanische Erschütterungen ein vorzeitiges Abreißen der Luftbläschen 

 von der Glasröhre erfolgt. 



Der Ausarbeitung dieses Systems für den praktischen Labora- 

 toriumsgebrauch wandten wir nun unsere gemeinsame Kraft zu. Hatten 

 wir zuerst an improvisierten Apparaten, die sich übrigens vorzüghch 

 bewährten und der einfachen Methode entsprechend leicht herzustellen 

 waren, gearbeitet, so ließen wir später unter Benutzung unserer Er- 

 fahrungen von den vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf in 

 Berlin einen Apparat bauen, der das Arbeiten ganz wesentlich er- 

 leichtert. 



