Beiträge zur Methodik der Froschgefäßdurchspülung. 



145 



Nach den obigen Darlegungen werden wir uns zur Erklärung der 

 Abb. 3 kurz fassen können. Bei K befindet sich wieder die Kanüle. 

 Je nach der Stellung des Dreiwegehahnes kann einmal die Bürette A^ , 

 die mit reiner Ringerlösung gefüllt sein mag, das andere Mal die Bü- 

 rette A^ mit irgendeinem pharmakologischen Zusatz das Froschpräparat 

 speisen. An den beiden Büretten ist oben je ein durch einen Hahn 

 abschließbarer Trichter Tr zum Nachfüllen von Flüssigkeit ange- 

 bracht. Um nun zu verhüten, daß durch das Nachfüllen eine Druck- 

 zunahme in der Mareyschen Kapsel eintritt, die evtl. die Gummi- 

 membran zersprengt, wird während dieser Prozedur der Glasstöpsel P 

 en^ernt. 



Beim Umschalten der Büretten stört es oft sehr, daß die neu ange- 

 schlossene Bürette die Flüssigkeit zunächst unter einem höheren Drucke 

 austreibt; direkt nach dem Nach- 

 füllen steht nämlich die Flüssigkeit in 

 der Glasröhre G und in der Bürette 

 nach dem Prinzip der kommuni- 

 zierenden Röhren gleichhoch. Um 

 den hierdurch bedingten Fehler aus- 

 zuschalten, sind, unten an den bei- 

 den Büretten je zwei Glashähne H 

 angeschmolzen. Man läßt nun aus 

 diesem Hahn vor der Durchströmung 

 des Frosches soviel Ringerlösung 

 austropfen, bis die erste Luftblase 

 im Inneren der Bürette aufgestiegen 

 ist. Nun kann man mit der Durch - 

 Strömung beginnen. Die ganze 

 Apparatur ist auf einem Holzbrett 

 montiert. Den Durchströmungsdruck variiert man in der Weise, daß 

 man das durch den Gummischlauch angeschlossene Froschpräparat je 

 nach der gewünschten Druckhöhe höher oder niedriger aufstellt. Vor 

 dem Gebrauch des Apparates muß man sich durch blinde Versuche 

 davon überzeugen, daß die beiden Büretten A^ und A^ identisch ar- 

 beiten, so daß man auch wirklich beim Umschalten keine durch Un- 

 gleichheiten der Büretten bedingte Unterschiede in der Durchströmungs- 

 größe erhält. 



Wir arbeiten seit über acht Monaten fast täghch mit diesem Apparat 

 und haben die besten Erfahrungen mit ihm gemacht. Das umfang- 

 reiche Kurvenmaterial soll aber in dieser, die rein technische Seite 

 behandelnden Arbeit noch nicht berücksichtigt werden. 



Nur um ein Bild über die Leistungsfähigkeit der Apparatur zu geben, 

 seien einige vor kurzem angestellte Adrenalinversuche erwähnt. 



Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 181. 10 



f^^ 



Abb. 3. 



