und dessen Gehalt an Blutkörperchen und gelöstem Eiweiß. 



Apparatur. 



I. Büretten und Pipette. 



Die Mischung von Serum mit Kochsalzlösung ' wurde auf zwei ver- 

 schiedene Arten bewerkstelligt. Sofern mir größere Mengen Serum zur 

 Verfügung gestanden sind, arbeitete ich mit gewöhnlichen, auf ^/^q ccm 

 genau: graduierten Büretten. Beim Arbeiten mit klei- 

 nen Serummengen kam eine Meßphiole zur Verwen- 

 dung, wie sie von Hess speziell für diesen Zweck an- 

 gegeben wurde, um eine Abmessung von großer Ge- 

 nauigkeit möglichst einfach zu gestalten. (Das 

 Prinzip ist in Abb. 1 festgelegt.) Sie besteht aus 

 einer kleinen Glasampulle, die an beiden Enden spitz 

 ausgezogen ist, am untern bis auf ca. ^/jq, am obern 

 bis auf ca. ^/j^q mm Lichtweite. Die Ampidle steckt 

 luftdicht in einer Glashülse, welche ihrerseits mit 

 einem Saugschlauch verbunden ist. Das Anfüllen der 

 Ampulle erfolgt durch Ansaugen mittelst eben dieses 

 Schlauches. Sobald die Ampulle gefüllt ist und an- 

 fängt aus der oberen Öffnung zu überfließen, so wird 

 das Saugen . unterbrochen. Der Flüssigkeitsmeniscus 

 stellt sich nun automatisch in die scharfe Schnitt- 

 fläche der oberen Capillaröffnung ein. Eine Ablesung 

 ist überflüssig! Was übergeflossen ist, sammelt sich 

 in der Glashülse und bleibt bei der Entleerung der 

 Ampulle dort zurück. Der Gefahr, daß Flüssigkeit 

 mitkommt, welche an der Außenseite der unteren 

 Capillarenspitze haftet, ist dadurch begegnet, daß diese Spitze außen 

 paraffiniert ist. Beim langsamen Herausziehen aus der Flüssigkeit löst 

 sich die Spitze ohne adhärierenden Tropfen aus dieser ab, so daß auch 

 hier eine Ablesung nicht nötig ist. 



Über die Genauigkeit der so vollzogenen Abmessung eines bestimm- 

 ten Volumens geben folgende Kontrolluntersuchungen Aufschluß : 



Von Kochsalzlösung, Serum und Blut wurde je 10 mal die Aus- 

 flußmenge in Milligramm genau gewogen: 



a) Kochsalzlösung (z. B.): 



g: 0,315; 0,315; 0,315; 0,315; 0,315; 0,315; 0,315; 0,315; 0,316; 0,317. 



b) Tabelle: 



Material 



Abb.l.Meßphiole: 

 Instrument zu ge- 

 nauer und rascher 

 Abmessung eines 

 kleinen Flüssigkeits- 

 volumens. 



Mittelwert 

 in mg 

 Kochsalzlösung . 0,315 



Serum 0,322 



Rinderblut . . . 0,326 

 Das Volumen wurde berechnet, indem das Ausflußgewicht durch das spezi- 

 fische Ge-wdcht dividiert wurde. Das Resultat zeigt volle Übereinstimmung für die 

 verschiedenen in Frage kommenden Flüssigkeiten. 



Spez. Gewicht 



1,01242 



1,030 



1,0487 



Volumen 



0,311 

 0,311 

 0,311 



