214 A. Basler: 



Sivd der einen Seite mit einem kleinen Gewicht beschwert ist, während 

 das andere Ende an einem Faden befestigt wurde, der sich auf eine kleine 

 Walze aufspulen ließ. Wird dieser Zopf in seiner Längsrichtung be- 

 wegt, dann sieht man bei Beobachtung durch das Okular, wie sich das 

 vergrößerte Geflecht durch die Mitte des Gesichtsfeldes hinschiebt. 

 Die Geschwindigkeit der Bewegung ist natürlich durch die Okularlinse 

 ebenso vergrößert wie das im Tubvis schwebende Objektbild vergrößert 

 wird. Man darf deshalb, damit die scheinbare Bewegung nicht zu groß 

 wird, nur langsam an dem Strang ziehen. 



In einem unter das Mikroskop gelegten Finger sieht man, wie immer 

 bei entsprechender Behandlvmg, die Capillaren und in diesen die Be- 

 wegung der Blutkörperchen. Damit man die Blutbewegung in den 

 Capillaren mit der Bewegung des Stranges vergleichen kann, müssen 

 die beiden Linien, in denen sich die Bewegungen abspielen, parallel 

 zueinander sein. 



Man schiebt und di-eht also den untersiichten Finger so lange, bis 

 eine Capillarschlinge dicht neben dem Strang liegt. Ist das erreicht, 

 wird der Strang an der einen Seite durch ein Uhrwerk mit gleichmäßig 

 bekannter Geschwindigkeit angezogen. Jetzt läßt sich unterscheiden, 

 ob die Bewegung der Blutkörperchen gleich schnell, schneller oder lang- 

 samer erfolgt als die des Haares. Ich habe mit dieser Methode die Strö- 

 mungsgeschwindigkeit in verschiedenen Capillaren des menschlichen 

 Fingers bestimmt und die Methode auch schon beschrieben. Sie besitzt 

 aber einen Nachteil ; es ist nicht leicht, einen Zopf herzustellen, der 

 vollständig gleichmäßig und glatt ist, andernfalls bleibt er an irgend- 

 einer Stelle hängen, bis die Spannung eine bestimmte Größe erreicht hat 

 und schnellt dann ein Stück weit vorwärts, um in der neuen Lage 

 wieder einige Zeit zvi verharren. Statt der notwendigen gleichmäßigen 

 Bewegung kommt also eine sprungweise zustande. Auch wenn es 

 gelungen ist, einen Strang herzustellen, der den Anforderungen genügt, 

 verliert er nach mehrmaligem Gebrauch seine Glätte und der beschrie- 

 bene Übelstand ist vorhanden. Ein einzelnes Haar wäre zwar glatt, 

 aber seine Bewegung ist nicht sicher zu erkennen, da es unmöglich 

 ist, einzelne Punkte in ihm zu markieren. 



Da mir aber in lange fortgesetzten L^ntersuchungen die Vergleichung 

 als die einzige zuverlässige Methode erschien, um über die Geschwindig- 

 keit der Blutbewegung in den Capillaren Aufschluß zu erhalten, suchte 

 ich mit allen Mitteln die dem Verfahren noch anhaftenden Mängel zu 

 beseitigen, was auch durch eine kleine Abänderung gelang. 



Das Okvilar wird nunmehr (vgl. Abb. 1) dicht unterhalb der Blende b 

 bis über die Mitte mit einem 3 mm breiten Schlitz versehen (auf dem 

 Schnitt punktiert angedevitet). Damit dieser von außen zugänglich 

 ist, muß das Okular höher stehen, als es für den gewöhnlichen Gebrauch 



