über die Blutbewegung- in den Capillaren. 11. 



215 



^ 



t-~ 



\ 



3d CQ. 



i--l--ff|-| 



I I 



— 1_. 

 c 



W 



1~T^ 



1^2 



Abb.l. Längsschnitt durch den oberenTeil des Mikroskopes. 



des Mikroskops vorgesehen ist. Deshalb sind etwas unterhalb vom 

 Schlitz drei Zapfen in seine Wandung eingebohrt, die auf dem oberen 



Rand des Mikroskoptubus t 



aufsitzen. Einer der Zapfen 

 z ist auf dem Durchschnitt 

 gerade getroffen. 



Um die neben dem Mi- 

 kroskop angebrachte Achse 

 a dreht sich eine horizontal 

 stehende Scheibe s aus Glas 

 von 45 mm Durchmesser. 

 Sie steckt so weit im Schlitz, 

 daß das ganjze Gesichtsfeld 

 nur durch das Glas erscheint . 

 Mit Hilfe eines Diamanten 

 ist ein konzentrischer Kreis 

 h (vgl. Abb. 2) von 39 mm 

 Durchmesser in das Glas 

 eingeritzt, so daß er überall 

 um 3 mm vom Rand der 

 Scheibe absteht. Die Ein- 

 richtung zum Halten der 



Achse a besteht in einer kurzen aufgesägten Hülse, die das Mikroskop 

 umfaßt (auf der Skizze 1 sind die beiden Schnittflächen mit A^ und Ji^ 

 bezeichnet. In der kleinen Muffe m läßt sich das Stäbchen c, an dem 

 die Achse befestigt ist, verschieben und mit Hilfe 

 der Schraube d in jeder beliebigen Stellung fest- 

 klemmen. M\jffe, Schraube und Stäbchen sind, weil 

 außerhalb der Schnittebene liegend, auf der Skizz;e 

 punktiert dargestellt. Durch Verschieben des Stäb- 

 chens c läßt sich die Glasscheibe so einstellen, daß 

 der eingeritzte Kreis Ic gerade durch das Zentrum 

 des Gesichtsfeldes geht. Dieser Strich erscheint bei 

 Vergrößerung durch das obere Glas des Okular- 

 systems als eine Reihe in das Glas eingesprengter Punkte. Wird die 

 Scheibe gedreht, dann wandert die Punktreihe durch das Gesichtsfeld. 

 Die Bewegung wird bewerkstelligt durch ein an der Achse angebrachtes 

 Rädchen r, um das eine Transmission gelegt werden kann. Die Punkt - 

 reihe wandert allerdings in einem leicht gekrümmten Kreisbogen durch 

 das Gesichtsfeld; da aber nur ga,nz kurze Strecken in Betracht kom- 

 men, ist die Linie nahezu gerade. 



Zur Ausführung der Beobachtung wird auch hier wdeder der Finger 

 so unter das Mikroskop gelegt, daß die Capillare, in der die Strömungs- 



Abb. 2. Glasscheibe 

 von oben. 



