LJber die Blutbewegung in den Capillaren. II, 



219 



Abb. 5. Der Apparat von der Seite gesehen. 



quadratische Glasplatte / mit Kanadabalsam auf gekittet ist. Abb. 5 

 zeigt die Einrichtung von der Seite gesehen. Genau die gleiche 

 Anordnung ist neben dem Vorsprung d angebracht, nur mit dem 



Unterschied, daß die Glas- 



platte ßj nicht starr mit der 

 Holzplatte c verbunden ist, 

 sondern unter Zwischenschal- 

 tung eines dünnen Papierstrei- 

 fens p. Die quadratische Glas- 

 platte /i liegt somit annähernd 

 mit ihrem Eigengewicht auf 

 der Unterlage, ganz unabhän- 

 gig davon, ob die Holzplatte 

 mit Gewichten beschAvert ist 

 oder nicht. 



Das Gewicht, mit dem die Glasplatte / die Unterlage beschwert, 

 läßt sich mit Hilfe der Wage bestimmen. Auf der einen Schale einer 

 Apothekerwage wurde eine turmförmige Erhöhung a angebracht und 

 durch Einlegen von Schrotkügelchen in die andere Schale tariert. Auf 

 die obere Fläche der Erhöhung a wirkte die Platte / des an einem 

 Stativ angebrachten Apparates, 

 Avodurch die Schale s sank. In 

 die andere auf der Skizze nicht 

 sichtbare Schale wurden nun so 

 viele Gewichte gelegt, bis das 

 Gleichgewicht wieder hergestellt 

 war. 



Auf diese Weise ließ sich 

 ermitteln, daß die Platte / ohne 

 jede Beschwervmg, nur durch das 

 Eigengewicht des Apparates die 

 Unterlage mit 300 mg belastete. 

 Da ein solches Gewicht, wie wir später sehen werden, allein schon einem 

 Druck von 12 cm Wasser entspricht, mußte der Apparat äquilibriert 

 werden. Dies geschah in der Weise, daß an der hinteren Fläche der 

 Achse a ein entsprechend beschwerter Faden herunterlief. Der Faden h 

 und das Gewicht g sind auf Abb. 5 zu sehen. 



Zum Halten des Apparates dient das kleine Stativ i. Die Fläche k 

 stellt den Querschnitt des unter der Platte /^ liegenden Fingers dar. 

 Damit die Platte / einen bestimmten Druck auf die Haut ausübt, muß 

 der Apparat beschwert werden. Die Gewichte werden stets auf die obere 

 Fläche der Alumini^amhülse aufgesetzt. In Abb. 6 ist ein solches Ge- 

 wicht dargestellt und mit l bezeichnet. 



Abb. 6. Anordnung zur empirischen Bestimmung 

 des Druckes. 



