220 A. Basler: 



Als Beispiel gebe ich eine Zusammenstellung in Tabellenform 

 wieder, bei der zunächst nur die beiden ersten Kolonnen beachtet 

 werden mögen. 



Aul die Hülse auf- 



Auf 



die Wagschale 



Druck : 



gelegtes Gewicht: 



wirkendes Gewicht : 





0,2 g 





0,10 g 



4,0 cm HgO 



0,5 g 





0,18 g 



7,2 „ „ 



1,0 g 





0,35 g 



14,0 „ 



2,0 g 





0,51g 



20,4 „ „ 



5,0 g 





1,10g 



44,0 „ 



Um aus den gefundenen Werten den Druck zu ermitteln, muß der 

 Flächeninhalt der Glasplatte / in Betracht gezogen werden. Nach 

 Bestimmung mit dem Okularmikrometer war die eine Rechteckseite 

 1 ,650 mm, die andere 1,50 mm lang, der Flächeninhalt war also 2,475 qmm 

 =: rund 2,5 qmm groß. Da der Wasserdruck n cm beträgt, wenn 

 100 qmm Fläche mit n Gramm belastet werden, andererseits 2,5 den 

 40. Teil von 100 bildet, muß der gefundene Gewichts wert, wenn man 

 den Druck erhalten will, mit 40 multipliziert werden. Dies ist in der 

 letzten Kolonne der Tabelle geschehen. 



Ich habe mir nun der Einfachheit halber zu dem Apparat eine 

 ganze Serie von Gewichten hergestellt und auf diesen gleich den Druck- 

 wert in Zentimeter H2O verzeichnet. Lege ich beispielsweise auf die 

 Hülse h ein Gewicht, auf dem die Zahl 16 steht, dann wird die Haut 

 imter der Glasscheibe / unter einen Druck von 16 cm Wasser gesetzt. 



Zur Ausführung der Versuche wird die untere Fläche der beiden 

 Glasplättchen / mit Cedernöl bestrichen und hierauf der Apparat leicht 

 über den Finger k (Abb. 5) geschoben, so daß die beiden Glasplatten 

 der Haut vollständig auf hegen. Beobachtet man nun von oben her 

 (gleichgültig ob mit oder ohne Mikroskop), dann sieht man zwei den 

 Glasplatten entsprechende Hautflächen, deren eine bei Auflegen von 

 Gewichten heller wird, während die andere ihre Farbe behält. 



Vorzüge und Nachteile des Apparates. 



Diesem Apparat haften alle schon von v. Kries hervorgehobenen 

 Nachteile an, die in der Überwindung des Hautwiderstandes liegen. 

 Wir können deshalb nicht damit rechnen, absolut gültige Werte zu 

 erhalten. Aber wenn es sich darum handelt, den Druck an ein und 

 derselben HautsteUe unter verschiedenen Bedingungen z;u untersuchen, 

 werden die Fehler ziemlich ausgeschaltet. Denn wir dürfen annehmen, 

 daß die physikalischen Konstanten bei Versuchen, die an der gleichen 

 Hautstelle nur wenige Minuten nacheinander ausgeführt werden, nicht 

 allzusehr voneinander verschieden sind. 



