234 



U. Ebbecke : 



Telephon als Nullinstrument in die W h e a t s t o n e sehe Brücke gelegt und durch 

 Einschaltung eines Kondensators mit variierbarer Kapazität oder einer Spule 

 mit passend variierter Selbstinduktion für ein scharfes Tonminimum gesorgt hatte. 

 So wichtig jene Methode für die Entscheidung von Kapazität und Polarisation der 

 Haut gewesen war, so schien doch ein Wechsel der Methode vorteilhaft. Zur Um- 

 wandlung der frequenten Schwingungen in eine Eorm, auf die ein empfindUches 

 Galvanometer ansprechen konnte, diente anfängUch der auch in der drahtlosen 

 Telegraphie benutzte Detektor, bei dem eine feine Graphitspitze gegen ein Blei- 

 glanzplättchen drückt. Da aber die Einschaltung des Detektors in den Wechsel- 

 stromkreis zugleich auch den durch den Körper geschickten Strom in einen „zer- 

 hackten" Gleichstrom mit hochfrequenten Unterbrechungen verwandelte, ließ sich 

 so nur ein durch Transformation von einer zweiten induzierten Spule abgezweigter 

 Nebenstrom messen, was eine KompUkation der Versuchsbedingungen war. Hier 

 half Prof. Reich vom Institut für angewandte Elektrizität, indem er zur un- 

 mittelbaren Messung des Wechselstroms ein Duddell sches Galvanometer empfahl 

 und entUeh, wie es sich zur Messung der Energie elektrischer Wellen bewährt hatte. 

 Dessen Prinzip ist, daß der Wechselstrom dvu-ch einen Hitzdraht geschickt wird, 

 der einer Thermolötstelle dicht benachbart ist und so bei seiner Erwärmung durch 

 Strahlung einen Thermostrom erzeugt. Die Stärke des Thermostroms wird durch 

 Drehung des Galvanometerspiegels angezeigt. Die Registrierung geschah durch 

 Ablesung der von einer Nernstlampe projizierten und vom Spiegel reflektierten 

 Lichthnie auf einer Skala. Die anfangs verwendeten Schwingungen hatten eine 

 Frequenz von 900,000 in der Sekunde, doch wurde dabei wegen der starken schwer 

 zu beseitigenden Selbstinduktion das Meßinstrument von elektrischen Wellen, die 

 durch die Luft vermittelt und nicht durch den Körperwiderstand geleitet waren, 

 in störender Weise beeinflußt. So wurde die Glühkathodenröhre durch eine andere 



ersetzt und Schwingungen von 

 etwa zehnfach niedrigerer Fre- 

 quenz benutzt. Einegenauere Be- 

 stimmung der Schwingungsfre- 

 quenz wurde leider unterlassen, 

 da aus räumlichen Gründen die 

 Versuchsanordnung vorzeitig ab- 

 gebrochen werden mußte. In 



M 



■\\\i — wvw 



Abb. 1. Versuchsanordnung zur Messung des Körperwider- 

 standes für hochfrequenten Wechselstrom. E Elektronenröhre ; 

 K Glühkathode ; B^ Batterie zum Heizen der Glühkathode 

 (6 V) ; W Widerstand ; G Elektronengitter; B^ Batterie (80 V) ; 

 i Selbstinduktionsspule ; C Drehkondensator (bis 4 000 cm) ; 

 B Eückkoppelspule in Spannungsteilerschaltung; a sekundäre 

 Spule; n Hitzdraht des Duddellgalvanometers ; T Thermo- 

 Drehspule des Duddellgalvanometers ; Sp Spiegel des Dud- 

 dellgalvanometers ; N, S Nord- und Südpol ; V Umschalt- 

 wippe ; V Vergleichswiderstand ; M Mensch. 



der nun erhaltenen Anordnung war ein primärer Stromkreis vorhanden, in wel- 

 chem sich die mit 4 Volt geheizte Glühkathodenröhre, eine Akkumulatorbatterie 

 von 80 Volt, ein Kondensator von variierbarer Kapazität und eine große 

 Drahtspule befanden, und ein sekundärer Stromkreis, der in einer in der 

 ersten Spule steckenden Spule induziert war, und von dort zu dem Duddell- 

 galvanometer, zu einer Wippe und weiter, je nach der WippensteUung, bald 

 durch den menschlichen Körper, bald durch. einen Vergleichswiderstand (Stöpsel- 

 xheostaten) floß. Durch Vermehrung der Senderenergie (Umkoppelung, Austausch 



