Die lokale j^alvanisclio Reaktion der Haut. 235 



der Spulen gegen große mit zahlreichen dünnen Windungen, stärkeres Anheizen der 

 Glühkathode) und durch joassende Ausgleichung von innerem Galvanometerwider- 

 stand (Auswechseln des aus einem platinierten Quarzfädchen bestehenden Hitz- 

 drahts) und Widerstand des äußeren Stromkreises wurde die Empfindlichkeit der 

 Versuchsanordnung soweit erhöht, daß schließlich Widerstandsunterschiede des 

 Vergleichsrheostaten von 5 Ohm, in einigen Fällen sogar von 2 Ohm zu erkennen 

 waren. Das ist gegenüber der Gildemeisterschen Anordnung, bei der 50 Ohm 

 einen erkennbaren Ausschlag machten^), ein technischer Fortschritt. Die weiteren 

 Einzelheiten ergibt die beigefügte schematische Zeichnung. 



Als Ergebnis der Untersuchungen mit hochfrequentem Wechselstrom 

 zeigte sich der außerordentlich kleine Widerstand des menschlichen 

 Körpers im Vergleich zum Gleichstrom widerstand und das Unverändert - 

 bleiben des Wechselstromwiderstandes bei Hautreizung. 



Leitungswiderstand des menschlichen Körpers gegen hoch- 

 frequenten Wechselstrom. 

 Bei Ableitung mit runden Elektroden, die mit einer Kreisfläche von 

 4 cm Durchmesser durch beschwerte Hebelarme mit gleichbleibender 

 Belastung auf die Haut gedrückt wurden, betrugen die Werte für den 

 Wechselstrom widerstand einige hundert Ohm, für den Gleichstrom - 

 widerstand einige zehntausende bis hunderttausende Ohm. Während 

 die Zahlen für Gleichstromwiderstand später zu erörtern sind, seien hier 

 für den Wechselstrom widerstand die Ohmzahlen von 3 Versuchspersonen 

 angeführt. In der Tabelle bedeutet A: beide Elektroden liegen auf einem 

 Unterarm, B: eine Elektrode auf rechtem, eine auf linkem Unterarm, 

 C: eine Elektrode auf rechter, eine auf linker Handinnenfläche. 





G. 0. 



U.E. 



W. M. 



A 



160 



150 



240 



B 



420 



400 



550 



C 



780 



710 



1170 



Ableitung von beiden Handrücken gab gleiche oder noch etwas höhere 

 Werte A\de von den Handinnenflächen; wurden die Elektroden nach- 

 einander einmal auf den Unterarm, das andere Mal im gleichen Abstand 

 auf Unterarm und Handinnenfläche desselben Arms aufgesetzt, so war 

 der Widerstand im zweiten Fall um ungefähr 60 Ohm höher. 



Die Kleinheit der Widerstände war zunächst überraschend im 

 Gegensatz zu den hohen Gleichstrom wider ständen, doch stimmen die 

 Zahlen, wie dann aus der Literatur hervorging, recht gut mit den An- 

 gaben von Aebly und von Gildemeister überein. Aebly^), der den 

 Widerstand des menschlichen Körpers mit der Kohlrauschschen 

 Wechselstrommethode maß, gibt Werte zwischen 600 und 900 an; er 

 leitet mit Flüssigkeitselektroden von beiden Händen ab, wobei die 



1) M. Gilde meistlr, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 163, 1. c. S. 500. 

 -^ 2) j Aebly, Med. Diss. Zürich 1910, 1. c. S. 18—20. 



