über Fehlerb estimmungen bei der viskosimetr. Volumbestimmimg usw. 1 1 



der grösste Teil der Werte wird sich ziemlich eng um das Mittel 

 gruppieren. Unter normalen Verhältnissen ist also die Wahrschein- 

 lichkeit, dass die gerade vorliegende Blutprobe um einen grösseren 

 Betrag im osmotischen Druck von der „normalen" physiologischen 

 NaCl-Lösung abweiche, sehr gering; damit auch die Wahrscheinlich- 

 keit, dass eine merkliche Veränderung im Volumen der roten Blut- 

 körperchen und dadurch der Viskosität durch die Zugabe der Ver- 

 dünnungsflüssigkeit eintrete. Wollte man ganz genau vorgehen, so 

 müsste man den osmotischen Druck des gerade vorliegenden Serums 

 durch Kryoskopie bestimmen und eine diesem ,, genau" entsprechende 

 NaCl-Lösung für die Verdünnimg benützen, was natürlich die Methodik 

 komplizieren würde, für gewöhnlich aber auch nicht nötig sein wird. 

 Unter pathologischen Verhältnissen wird man allerdings damit rechnen 

 müssen, eventuell auf grössere Abweichungen vom Mittel zu stossen. 

 Möglicherweise ist auch der osmotische Druck nicht in allen roten 

 Blutkörperchen einer bestimmten Blutprobe derselbe, so dass es über- 

 haupt nicht möglich wäre, eine für sämtliche Blutkörperchen isotonische 

 Lösung herzustellen. In diesem Falle würden sich aber bei Einstellung 

 der Zusatzlösung auf das Mittel die Zu- und Abnahmen kompensieren, 

 wenn der Verlauf der Kurve symmetrisch ist, was zum vorneherein 

 wahrscheinlich ist. Irgendwelche sichern Anhaltspunkte hat man indes 

 für dieses Verhalten zurzeit noch nicht, da ja der osmotische Druck 

 in den roten Blutkörperchen nicht nur so variiert, wie es bei imbelebten 

 Objekten der Fall wäre, sondern wahrscheinHch auch noch vitale 

 Vorgänge das Geschehen in einer bestimmten Richtxmg bevorzugen. 

 Welche Änderung der Viskosität eine bestimmte Änderung des Gesamt- 

 volumens der roten Blutkörperchen in einem bestimmten Blutvolumen 

 bewirkt, lässt sich leicht berechnen, wenn man den Ausdruck für die 

 Abhängigkeit der Viskosität vom Volumen der Blutkörperchen kennt. 

 Daraus lässt sich dann auch der m. F. berechnen, worauf aber hier 

 nicht näher eingetreten werden soll, da es zu weit führen würde und 

 der so entstandene Fehler gegenüber den andern unter gewöhnlichen 

 Umständen nicht in Betracht kommt. 



Es handelt sich also nunmehr darum, den m. F. von V^, wie er 

 sich aus Gleichung 4 ergibt, zu berechnen. Da die übrigen korpuskularen 

 Elemente des Blutes unter normalen Verhältnissen eine sehr kleine RoUe 

 spielen, können wir hier von ihnen absehen, da sie das Resultat im 

 Bereiche der erreichbaren Genauigkeit nicht merkHch beeinflussen. 



Differenzieren wir V^ nach A V, Cq und c, so erhalten wir: 



I^Vo = ( r-'-- ; ) l^'^v + ;7— .V4 ^ ^"' ^c;' + (cT^cT* ^ ^' ^o' (5) 



(Co - c) 



f^Vo = ( -) [J^-JV + T. W^ (^' E^'^o' + Co' [^c') 



