über FehlerbestimmuDgen bei der viskosimetr. Volumbestimmung usw. 17 



dem m. F. der Anzahl von roten Blutkörperchen in dem betreffenden 

 Volumen zu bestimmen. 



Den m. F. des Gesamtvolumens haben wir im vorgehenden be- 

 stimmt. Betreffend den m. F. der Blutkörperchenanzahl habe ich in 

 meiner Arbeit ^) angenommen, dass die Verteilung der Blutkörperchen 

 im Netze der Zählkammer dem Pols son 'sehen „Gesetz der kleinen 

 Zahlen" entspreche, und habe dann, unter der Annahme, dass 400 Felder 

 gezählt werden, bei einer Anzahl von 5 Millionen Blutkörperchen, einen 

 m. F. von 2% errechnet. Für den Fall, dass nur 200 Felder gezählt 

 werden, ca. 3 %. Dabei hatte ich hervorgehoben, dass das jedenfalls 

 die untere Grenze des Fehlers sein dürfte, während der tatsächliche 

 m. F. wahrscheinhch höher sein werde. Ob die Verteilung der Blut- 

 körperchen im Zählnetz wirklich durch das Gesetz der kleinen Zahlen 

 mit genügender Annäherung dargestellt werde, hätten, wie ich nach- 

 drücklich betonte, dahingehende experimentelle Untersuchungen zu 

 entscheiden. Diese werden nun auf Veranlassvuig von Herrn Professor 

 W. R. Hess im physiologischen Laboratorium der Universität Zürich 

 gem.acht, und es wird über das Resultat später berichtet werden. 



Wie ich nach Drucklegung meiner Arbeit ^) gefunden habe, ist 

 das Problem der Verteilung der roten Blutkörperchen im Zählnetz 

 der Kammer resp. der Fehlerbestimmung der Blutkörperchenzählung 

 schon von anderer Seite in ganz analoger Weise unter Voraussetzung 

 der Gültigkeit des Pols son 'sehen Gesetzes gelöst worden-). Versuche 

 mit Blutkörperchen sind indes noch nicht gemacht worden, sondern 

 nur mit Hefezellen. Dabei wurde eine ziemlich gute Übereinstimmung 

 der berechneten und der empirischen Zahlen gefunden. Immerhin 

 dürfen diese Resultate nicht ohne weiteres als in jeder Hinsicht für 

 rote Blutkörperchen gültig angesehen werden, so dass diesbezügliche 

 Untersuchungen nach wie vor von Wert sein werden. 



Aus der Gleichung für das mittlere Volum eines roten Blutkörperchens : 



Ve 



finden wir nach der Formel für den m. F. : 



t^Vr = ^ 1/ H-S'e + Vr^ y-'^N- 



Diese Formel weicht, etwas von der in meiner früheren Publikation 

 gegebenen ab. Die beiden Formeln sind aber identisch und lassen 



1) S. Anm. 3 S. 1. 



2) „Student": On the Error of Counting with a Haemacytometer. Bio- 

 metrica vol. V. 1907. 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 179. 2 



