Sind an den Atemschwankungen des arteriellen Blutdruckes usw. 215 



festigt, und es war an ihnen kein anderer Eingriff vorgenommen als 

 der der Blosslegung der Arterien zum Zweck der Einfügung von 

 Stromuhr und Manometer. Die Kurven waren teils mechanisch, teils 

 optisch registriert nach der in Pflüger 's Arch. Bd. 97 S. 193, 1903 

 bzw. Bd. 147 S. 509 beschriebenen Methode. Die Versuche waren 

 ursprünglich zu anderen Zwecken angestellt; einzelne der ausgemes- 

 senen Kurven sind in der Literatur bereits veröffentlicht, z. B. in 

 Pf lüger 's Arch. Bd. 162 Taf. V Abb. 15. An diesen Kurven wurden 

 Stromvolum (v) und Mitteldruck (p m ) für eine Reihe aufeinander- 

 folgender Pulse festgestellt. Zur Bestimmung des Mitteldruckes während 

 des einzelnen Pulsschlages wurden die Ordinaten der Druckkurve mit 

 Hilfe eines auf Glas geritzten Maassstabes unter Lupenvergrösserung 

 in Abständen von 1 bzw. 1 /a mm gemessen und der Mitteldruck des 

 jeweiligen Pulses nach einer von Herrn Geheimrat Hürthle mir em- 

 pfohlenen Formel berechnet: 



Sind a t , a 2} a s . . . a„_i, a n die gemessenen Ordinaten, so ist der 



Mitteldruck 



«i + a n 



1- a 2 + a 3 + . . . + a n _! 



Pm = 1— — . 



n — 1 



In Worten: Man erhält den Mitteldruck, wenn man die halbe 

 Summe der ersten und letzten Ordinate zur Summe aller zwischen- 

 liegenden addiert und die Gesamtsumme durch die um 1 verminderte 

 Anzahl der Ordinaten dividiert. 



Der Beweis für die Richtigkeit dieser Formel liegt darin, dass der 

 Mitteldruck in dem durch zwei aufeinanderfolgende Ordinaten gebildeten 

 Trapez gleich dem arithmetischen Mittel der beiden Ordinaten ist, so- 

 fern diese einander so nahe liegen, dass der von ihnen begrenzte Kurven- 

 abschnitt als gerade Linie betrachtet werden kann. 



Die Dauer des Pulses (t) wird direkt in Millimetern abgelesen, ebenso 

 das zu dem Puls gehörige Stromvolumen durch den Höhenunterschied 

 der Fusspuukte je zweier aufeinanderfolgender Strompulse. Zur Be- 

 rechnung des Quotienten ist nun alles gegeben. Da für den vor- 

 liegenden Zweck nur die Kenntnis der respiratorischen Änderungen 

 der Quotienten und nicht ihr absoluter Wert erforderlich ist, wurde 

 davon abgesehen, die in Millimetern gemessenen Werte in absolute 

 Druck-, Strom- und Zeitwerte umzurechnen. Nur für die Tabellen 2 

 und 3 wurden aus einem später (S. 221) mitzuteilenden Grunde 

 die absoluten Werte berechnet. Trägt man nun die einzelnen Werte 

 der Quotienten auf Millimeterpapier als Ordinaten und die entsprechenden 



