Untersuchungen über den Druck in d. kleinsten Blutgefässen d. menschl. Haut. 393 



So war er imstande, den Druck, der in den Gefässen herrscht, in der 

 Weise zu bestimmen, dass er einen Gegendruck auf sie einwirken 

 liess und denselben so lange erhöhte, bis das Blut aus den Gefässen 

 verdrängt war. Lombard selbst benützte zur Bestimmung des 

 Druckes zwei Methoden. Die erste bestand darin, dass die Haut mit 

 einer kleinen Glasplatte gedrückt wurde; sie hatte also das gleiche 

 Prinzip wie die von v. Kries ausgeführten Untersuchungen und wie 

 diese auch die gleichen Fehler. Auf die Fehlerquellen machte schon 

 v. Kries aufmerksam, und ich selbst habe sie bei anderer Gelegen- 

 heit gewürdigt. Dass diese Fehler in Wirklichkeit grösser sein 

 können, als man nur aus theoretischen Erwägungen annehmen zu 

 müssen glaubt, geht aus dem von Lombard beobachteten Umstand 

 hervor, dass der Druck in den Kapillaren bei Anwendung einer sehr 

 kleinen drückenden Fläche dreimal so gross gefunden wird wie der 

 Blutdruck in den Arterien. Deshalb muss natürlich die zweite von 

 Lombard angewendete Methode bessere Ergebnisse liefern. Sie be- 

 steht darin, dass die Haut unter einer Kapsel gedrückt wird, deren 

 untere Fläche eine in ihrer Mitte durchlochte Goldschlägerhaut bildet. 



Der Kapillartonometer. 



Zur Ausführung solcher Untersuchungen in grösserem Maassstabe 

 handelte es sich zunächst darum, eine geeignete Vorrichtung zur 

 Kompression der gleichzeitig mit dem Mikroskop beobachteten Haut- 

 kapillaren zu besitzen. Ein derartiger Apparat, für den ich die Be- 

 zeichnung Kapillartonometer vorschlage, sei in folgendem be- 

 sehrieben. 



Auf einer 3 mm starken Eisenplatte ist ein Holzstück b befestigt, 

 in welchem zur Aufnahme des Fingers eine Rinne eingeschnitten ist. 



Die Rinne ist so tief, dass ihre Wände zu beiden Seiten etwas 

 über die Fingeroberfläche ragen. Auf der anderen Seite der Platte 

 ist die senkrechte Stange c eingeschraubt, an der sich mit Hilfe der 

 Muffe d der eigentliche Kompressionsapparat verschieben lässt, der 

 mit Hilfe der Stange e an der Muffe d befestigt ist. 



Er besteht aus einer runden Trommel / (vgl. auch Abb. 2), die 

 oben ein rundes Loch von 2 cm Durchmesser trägt. Das runde Loch 

 wird mit einer Messingplatte h, in deren Mitte ein Glasfenster i von 

 ebenfalls 2 cm Durchmesser eingelassen ist, verschlossen. Die Messing- 

 platte h lässt sich mit Hilfe zweier Schrauben \ und Jc 2 unter Zwischen- 



