894 



Adolf Basler: 



Schaltung eines Gummirings wasserdicht auf der Trommel /'befestigen. 

 Die beiden Messingröhren Z x und 1 2 kommunizieren mit dem Innen- 

 raum der Trommel. Die untere offene Seite der Trommel wird mit 

 Goldschlägerhaut überzogen (in der Skizze mit m bezeichnet). Da- 



Abb. 1. Durchschnitt durch den Kapillartonometer 1 ). 



mit sie festgebunden werden kann, ist an der Trommel in der Nähe 

 ihres unteren Bandes eine Rinne g eingeschnitten (vgl. Abb. 1). Beim 

 Überziehen hat man darauf zu achten, dass die Goldschlägerhaut nicht 

 straff angespannt wird, weil sie sich sonst nicht genügend dem Finger 



Abb. 2. Der Apparat von oben gesehen. 



Abb. 3. 



anlegen kann. Am besten verfährt man in der Weise, dass man die 

 das Fenster i tragende Messingplatte h abnimmt und durch das obere 

 Loch der Trommel ein dem Apparat beigegebenes konisches Holzstück 

 steckt, das in dem Loch fest stecken bleibt, wenn das dünnere Ende 

 etwa 1 cm über den unteren Rand der Trommel /* vorragt. Wird 

 jetzt die Goldschlägerhaut festgebunden, dann ist man sicher, dass die 



1) Diese Zeichnung sowie Abb. 4 ist meiner Arbeit: „Über die Bestimmung 

 des Blutdruckes in den Kapillaren der menschlichen Haut", Münchener med. 

 Wochenschr. (im Druck), entnommen. 



/ 



