Untersuchungen über den Druck in d. kleinsten Blutgefässen d. menschl. Haut. 395 



Membran genügend Spielraum besitzt. Nach Entfernung des Holz- 

 kegels wird das obere runde Loch wieder mit der Platte h ver- 

 schlossen. Wird in dem Hohlraum des Apparates, soweit er bis jetzt 

 beschrieben ist, ein Überdruck erzeugt, dann buchtet sich die Gold- 

 schlägerhaut m in Form einer Kugelkalotte vor, also in einer viel 

 grösseren Ausdehnung als der Grösse des darunterliegenden Fingers 

 entspricht. Dadurch muss unbedingt ein Fehler entstehen, wie aus 

 der nachstehenden Abbildung am besten hervorgehen dürfte. Darin 

 stellt h den Durchschnitt einer innen offenen starren Kapsel dar, deren 

 Öffnung mit einer nachgiebigen Membran m verschlossen ist. Unter 

 derselben befindet sich ein kleinerer Körper, also zum Beispiel ein 

 Finger, der auf der Skizze im Durchschnitt gezeichnet ist. Wenn 

 jetzt im Innern der Trommel ein bestimmter Druck erzeugt wird, 

 etwa ein solcher von 10 mm Hg, dann steht die gedrückte Fläche 

 des Fingers (sie ist in der Skizze durch einen dicken Strich an- 

 gedeutet) nicht unter dem Druck von 10 mm Quecksilber, sondern 

 unter einem viel höheren. Denn es lastet auf ihr das ganze Gewicht 

 einer 10 mm hohen Quecksilbersäule nahezu in der Ausdehnung der 

 Membran m. Deshalb muss die Fingeroberfläche so gross gemacht 

 werden wie die Membran; mit anderen Worten, die Membran muss 

 unterstützt werden. Dazu dienen die entsprechend geformten Hülsen 

 n x und n 2 in Abb. 1 und Abb. 2, welche über die mit Goldschläger- 

 haut versehene Trommel gesteckt und mit den Schrauben o x und o 2 

 befestigt werden. Zwischen ihnen bleibt dann ein streifenförmiger 

 Anteil der Goldschlägerhaut frei, der allein sich vorbuchten kann; 

 die Breite entspricht gerade dem Fingerrücken. 



Aber auch so würde sich immer noch an den Rändern des Fingers 

 eine nicht unterlegte Falte der Goldschlägerhaut vorwölben. Deshalb 

 müssen die Ränder des Holzstückes b (Abb. 1), wie oben erwähnt, 

 über die Fingeroberfläche in die Höhe reichen, so dass sie sich dicht 

 an die Metallstücke n x und n 2 anlegen. Die beiden an den Seiten 

 des Fingers übrigbleibenden Rinnen werden am besten dadurch be- 

 seitigt, dass man einen dünnen Gummischlauch in dieselben legt. 



Aufstellung. 



Zur Ausführung der Untersuchungen sind noch einige Neben- 

 apparate erforderlich, deren Aufbau in folgendem beschrieben sei. 

 Das auf Abb. 1 links liegende Rohr l x des Kapillartonometers ist 



