Untersuchungen über den Druck in d. kleinsten Blutgefässen d. menschl. Haut. 397 



drücken erfolgt durch eine Einrichtung ähnlich derjenigen, wie sie 

 bei der Gärtner' sehen Blutdruckmessung angewendet wird, d. h. 

 der Ballon wird zwischen zwei mit Scharnieren verbundenen Holz- 

 brettchen, die einander mit Hilfe einer Schraube genähert werden 

 können, zusammengepresst. Ich benütze stets einen einfachen Ballon 

 ohne Ventil, so dass man in der Lage ist, durch Aufschrauben der 

 Presse den Druck im gleichen Maasse und ebenso allmählich wieder 

 zu verringern, wie man ihn hatte ansteigen lassen. 



Finger und Kapillartonometer müssen während der Beobachtung 

 unter dem Objektiv des Mikroskopes Platz finden. Deshalb darf man 

 keine zu starke Vergrösserung anwenden, weil sonst der Tubus zu 

 sehr der Haut genähert werden muss, so dass für den Apparat nicht 

 mehr der nötige Platz vorhanden wäre. Am meisten empfiehlt sich 

 Leitz' Okular 2, Objektiv 2. Zur Beleuchtung diente die an einem 

 hohen Stativ befestigte Osram-Azo-Lampe y , deren Strahlen durch 

 den an einem besonderen Stativ befestigten Kondensor so gebrochen 

 werden, dass auf der Fingerhaut ein stark verkleinertes Bild der 

 Metallfäden entsteht. Da die gewöhnlichen Objekttische der Hand 

 keine bequeme Unterlage bieten, habe ich einen passenden Umbau x 

 aus dünnen Brettchen herstellen lassen, dessen Decke a eine 20 cm 

 lange und 10 cm breite Fläche darstellt, auf die die Hand bequem 

 gelegt werden kann. 



Ausführung- der Versuche. 



Vor Benützung des Apparates wird die Glaskugel q, während die 

 Klemme am Schlauch p geschlossen ist, ein für allemal etwa zur 

 Hälfte mit Glycerin gefüllt. Die Kugel dient als Reservoir, von dem 

 aus vor jedem einzelnen Versuch die übrigen Bestandteile der An- 

 ordnung gefüllt werden. Zu diesem Zwecke wird die Klemme an 

 dem Schlauch p geöffnet und hierauf der Kapillartonometer unter 

 das Flüssigkeitsniveau in der Kugel gebracht, wobei er so gehalten 

 werden muss, dass die Luft durch den Schlauch an dem Rohr l 2 

 (Abb. 1) entweichen kann. Dabei füllt sich der ganze Hohlraum 

 gleichmässig mit Glycerin. Nach der Füllung wird das Schlauchstück 

 am Rohr I 2 abgeklemmt. 



Zur Füllung verwendete ich stets wirkliches Glycerin, nicht das 

 zurzeit als Ersatz dienende Perkaglycerin, weil letzteres, wie ich mich 

 zu meinem Leidwesen überzeugen musste, die Metall- und Gummi- 



