398 Adolf Basler: 



teile des Apparates angreift und dabei selbst weitgehend verändert 

 wird. Wie mir die Firma Goldenberg, Geromont & Cie. in 

 Winkel, welche das Perkaglyeerin herstellt, in liebenswürdiger Weise 

 mitteilte, würde sich das ebenfalls von ihr für technische Zwecke in 

 den Handel gebrachte Perglycerin wahrscheinlich für meine Versuche 

 besser eignen. Mir selbst ist es unmöglich, darüber ein Urteil zu 

 fällen, weil ich keine eigene Erfahrung über diesen Punkt besitze. 



Die Kugel q wird so eingestellt, dass die Flüssigkeitsoberfläche 

 etwa in gleicher Höhe steht wie die Trommel. Dadurch wird er- 

 reicht, dass zunächst kein Druck auf die Haut ausgeübt wird. Jetzt 

 legt man den Finger in die Vertiefung des Holzstückes b, Abb. 1, 

 befeuchtet seine Oberfläche mit einem Tropfen Glycerin, bringt zwei 

 dünne Gummischläuche in die zu beiden Seiten des Fingers bleibenden 

 Rinnen und senkt die mit Glycerin gefüllte Kapsel so weit nach ab- 

 wärts, bis die Unterlagen n x und n 2 auf dem Holzstück b aufstossen. 



Nachdem die Lampe angedreht ist, sucht man sich eine Gefäss- 

 sehlinge aus, deren Druck bestimmt werden soll, und erhöht nun 

 den Druck über der Goldschlägerhaut so lange, bis das Gefäss ver- 

 schwunden ist. 



Um bei der Aufstellung die notwendigen Distanzen des Linsen- 

 systems, der Lampe usw. in aller Ruhe ausprobieren zu können, ohne 

 die Versuchsperson damit aufzuhalten, habe ich mir das Modell eines 

 Fingers aus Kork geschnitzt. Mit diesem Fingermodell lässt sich, 

 ehe die Versuche vorgenommen werden, genau auspropieren, ob alles 

 klappt. 



Lombard hat zur Beobachtung der Kapillaren eine Goldschläger- 

 haut verwendet, deren Zentrum ein Loch von 5 mm Durchmesser 

 aufwies. Bei Anwendung einer solchen Öffnung lässt sich jedoch keine 

 sichere Dichtigkeit des Apparates erreichen, jedenfalls nicht für einiger- 

 maassen höheren Druck. Bei meinem Apparat blieb deshalb die Gold- 

 schlägerhaut ganz. Die Beobachtung erfolgte also durch das Glas i, 

 durch das Glycerin und durch die Goldschlägerhaut. Das Bild wird 

 dadurch kaum undeutlicher, denn die beiderseits von Glycerin um- 

 gebene Membran erscheint fast vollständig strukturlos, und ich war 

 selbst überrascht, wie deutlich man durch den ganzen Apparat hindurch 

 die Gefässschlingen sehen konnte. 



Nach Beendigung des Versuches wird die Trommel durch Hoch- 

 heben in die Glaskugel entleert und der Verbindungsschlauch ab- 



