22 A. Tschermak: Über einen Apparat (Justierblock) zur subjektiven Bestimmung- 



Einen den eben formulierten Forderungen entsprechenden Uni- 

 versal -Kopf- bzw. Gebißhalter habe ich bereits seinerzeit 1 ) be- 

 schrieben; seither habe ich noch einen vereinfachten solchen in sehr 

 solider Ausführung angegeben, der in einer späteren Institutsarbeit 

 beschrieben werden wird. Zur Aufsuchung der (kinematischen) Primär- 

 stellung, welche keineswegs mit der myostatischen Gleichgewichtslage 

 oder sog. Nullstellung identisch zu setzen ist, verwenden wir die Heringsche 

 Nachbildmethode, d. h. ein grellrotes rechtwinkeliges Kreuz auf einer um 

 eine anteroposteriore Achse drehbaren Weißscheibe, dessen einer Balken 

 bald in diesen, bald in jenen der Radianten eingestellt werden kann, welche 

 auf dem stabilen Umgebungsgrunde sorgfältig ausgezogen sind. Bei 

 Erreichtsein der primären Ausgangsstellung des Auges verharrt das 

 Nachbild beim Durchwandern jedes einzelnen Radianten genau in 

 demselben bzw. senkrecht dazu, ohne also eine Drehung gegen den- 

 selben zu erfahren. 



Zur subjektiven Bestimmung der Pupillardistanz oder besser der 

 Basalstrecke bediene ich mich seit längerem eines Nadelschiebers, 

 welcher das bereits von Hering u. a. benützte Prinzip der Nadel- 

 kennzeichnung beider Gesichtslinien verwertet. Derselbe trägt zwei 

 genau senkrecht und parallel eingesetzte Nadeln, von denen die eine 

 am Nullpunkte einer Skala feststeht, die andere hingegen auf einem 

 mit Nonius versehenen Schieber längs der Skala zu verrücken ist. Beide 

 Nadeln werden entweder simultan (beim Blick in die Ferne) oder 

 sukzessiv (so bei Schielenden) genau auf Punktförmigerscheinen ein- 

 gestellt — als Beweis des Stehens der Nadeln in den Gesichtslinien und 

 der Tragplatte senkrecht dazu. Diese subjektive Beobachtungs weise 

 ist von der Größe des Winkels (X bzw. y des Auges ganz unabhängig, 

 gestattet auch eine Anwendung bei Schielenden, soweit sie wenigstens 

 für einige Zeit alternierend fixieren können, bietet endlich erhebliche 

 Genauigkeit — speziell wenn die Punktuelleinstellung durch zweck- 

 mäßige Beleuchtung des Nadelschiebers von vorne her und durch Ver- 

 zeichnetsein eines Kreises um den Nadelfußpunkt herum unterstützt 

 wird. 



Dasselbe Prinzip ist nun bei der Konstruktion des Justierblockes 

 (Abb. 2) verwendet. 



Derselbe besteht aus einem genau rechtwinklig-parallelipipedischen, massiven 

 (höchstens zur Erleichterung etwas ausgenommenen) Metallstück von 18 cm 

 Breite, 5 cm Höhe und 5 cm Tiefe, welches an der Stirnfläche die Vorrichtung 

 zur manuellen Verschiebung der einen konischen Nadel gegen die andere, fest- 

 stehende trägt (beide Nadeln 3,5 cm lang, an der Basis 1 mm stark). Der Nonius 

 am Schieber gestattet, wie gesagt, eine Ablesung auf Zehntelmillimeter. Die ge- 



*) A. Tschermak, Beschreibung einiger Apparate (Koordinatenmesser, Uni- 

 versalkopf halter, Visierlot, Streckentäuschungsapparat, Überlaufpipette, Rippen- 

 trichter). Arch. f. d. ges. Physiol. 119, 29—38. 1907. 



