166 



M. H. Fischer: Messende Untersuchungen 



vorgenommen. Nach Beendigung einer jeden Versuchsreihe (nachher deshalb, um 

 eventuelle Beeinflussungen zu vermeiden), wurde jedesmal für die betreffende, 

 während der ganzen Versuchsreihe konstante Kopfstellung des Beobachters das 

 „objektive Gleichhoch" mit dem Tschermakschen Justierblock*) bestimmt. 

 Derselbe besteht im wesentlichen aus einem parallelipipedischen Metallblock, welcher 

 zwei zu der genau lotrecht einstellbaren Frontfläche senkrecht bzw. miteinander 

 genau parallelstehende Nadeln trägt ; die eine dieser Nadeln ist längs einer Teilung 

 seitlich verschiebbar. Bei tadelloser Einstellung in die beiden Gesichtslinien er- 

 scheinen die Nadeln in einem punktförmigen Sammelbilde. 



[Hier möchte ich noch auf eine andere, zwar ungleich mühsamere Methode der 

 Objektiv-Gleichhochbestimmung hinweisen, die jedoch den Vorteil hat, daß sie 

 sich mit einfachen Hilfsmitteln ohne den kostbaren Justierblock mit genügen- 

 der Genauigkeit durchführen läßt. Als erstes muß die Tischplatte mit größter 

 Sorgfalt wagrecht gestellt werden; zwei feine wagrechte in gleicher Höhe fest- 

 gehaltene Nadeln müssen dann beide solange um den gleichen Wert gehoben 

 oder gesenkt werden, bis sie sich für den Beobachter, dessen Kopf natürlich durch 

 Einbeißen im Beißbrett fixiert ist — denn nur so läßt sich eine genaue Bestim- 

 mung durchführen — , in jeder Entfernung von ihm und voneinander decken. 

 Dasselbe kann auch durch Hebung oder Senkung des Beißbrettes erreicht werden. 

 Mit derselben Methodik können auch leicht Hebungs- bzw. Senkungswinkel 

 der Augen bestimmt werden (Abb. 2). Die vordere wagrechte Nadel 1 wird höher 

 oder tiefer als das objektive Gl.H. gestellt; den bei Fixation derselben vom Auge 



durchlaufenen Hebungs- bzw. 

 Senkungswinkel a findet man, 

 wenn in der meßbaren Entfer- 

 nung a der beiden Nadeln die 

 Nadel 2 solange verschoben 

 wird, bis sie sich mit Nadel 1 



b 

 deckt ; dann ist tang a = — , 

 a 



wenn unter b die Höhendiffe- 

 renz der Nadeln verstanden 

 wird. ] 

 Das objektive Gl.H. wird auf die Nadel des Schiebers übertragen und der Wert, 

 den der Zeiger angibt, abgelesen. Auf die objektive Gleichhöhe als Nullinie be- 

 zogen, wurden die gefundenen Einstellungshöhen in der Art in ein rechtwinkliges 

 Koordinatensystem eingetragen, daß die Abszissen die Entfernungen vom äußeren 

 Augenwinkel, die Ordinaten die Abweichungen vom objektiven Gleichhoch, die 

 „Diskrepanzen", entweder im Strecken- oder im Winkelmaße darstellen. 



Die S.G.V.**)-Einstellungen wurden in derselbenWeise mit derselben Apparatur 

 vorgenommen, nur mit dem Unterschiede, daß der Rahmen A (Abb. 1) um 90° 

 gedreht wurde, die Nadel also nunmehr lotrecht stand. Vor Beginn jeder Versuchs- 

 reihe mußte erst das objektive G.V. — gleichgültig ob für beide Augen, das rechte 

 oder das linke Einzelauge — bestimmt werden, was wiederum mit dem Tschermak- 

 schen Justier block geschah. Das objektive G.V. für das andere Einzelauge bzw. 

 das binokulare läßt sich dann leicht aus dem gefundenen Werte und der Pupillen- 

 distanz errechnen. Es wurde das rechte Auge gewählt, dessen objektives G.V. 

 auf eine in einem Träger befestigte lotrechte Nadel übertragen, worauf diese 

 Stellung dadurch dauernd bezeichnet wurde, daß der Fuß des Halters durch zwei 



Abb. 2. 



*) Siehe dessen Beschreibung durch A. Tschermak 43 

 **). S.G.V. = scheinbar gerade vorne. 



