212 



A. PröhHch und L. PoUak : 



Scheidetrichters, welche es ermöghcht, die jeweils benützte Durch- 

 spülungsflüssigkeit fast bis zum letzten Tropfen zu verwenden und so- 

 dann das Gefäß nach erfolgtem Abschluß durch seinen Glashahn (a) 

 beliebig oft neu zu füllen. Der Rauminhalt jedes Gefäßes wurde mit 

 85 ccm festgesetzt. Ein größeres Volumen ist bei Verwendung des Ratten- 

 herzens nicht empfehlenswert, da wir dieses Organ mit defibriniertem 

 Kaninchenblute durchströnaten und mehr als 25 — 30 ccm Blut einem 

 kräftigen Kaninchen auf einmal nicht entzogen werden können, ohne 

 das Tier zu schädigen. Die angegebene Menge liefert in Verdünnung 

 mit dem neunfachen Volum Ringer-Lösung eine Gesamtmenge von 

 250— 300 ccm, die es gestattet, die Reservoire 4— 5 mal zu beschicken. 

 Der zur Durchspülung nötige Druck wurde in der üblichen Weise 

 von einem Og-Zylinder geliefert, nur wurde, um Druckschwankungen 

 auszugleichen, als Windkessel ein ca. 2^/2 Liter fassender starkwandiger 

 Absaugkolben (c) vorgeschaltet, mit dem seitenständig ein Hg-Mano- 

 meter {M) verbunden war, auf dem der jeweilige Durchströmungsdruck 

 abgelesen wurde. Das zu den Reservoirs führende 

 Glasrohr gabelt sich in drei mit je einem Glashahn 

 versehene Rohre, welche zu den eben genannten 

 Glasgefäßen führen. Diese selbst sind mit Kautschuk- 

 stopfen verschlossen, durch welche ein Glasrohr 

 fast ganz bis zum Grunde des trichterförmigen 

 Gefäßes vorgeschoben ist, so daß die austretenden 

 und in der Nährlösung aufsteigenden Sauerstoff- 

 blasen reichlich Gelegenheit haben, diese mit Og zu 

 sättigen. Die drei von den Reservoirs, die, wie er- 

 wähnt, mit Glashähnen (a, a^, ßg) verschließbar sind, 

 ableitenden Glasrohre vereinigen sich nach kurzem 

 (3 cm) Verlaufe zu einem gemeinsamen, 3^/2 cm 

 langen Ableitungsrohre, in das sie unter spitzen 

 Winkeln einmünden. An dieses schließt sich die 

 elektrische Wärmevorrichtung {W). Diese 

 hat folgende Einrichtung und Dimensionen (Abb. 2): 

 Sie besteht im Wesen aus einem nach oben zu 

 ' offenen Metall-Zylinder (von 12 cm Länge und 13 mm 

 innerem Durchmesser), der mit drei Zu- bzw. 

 Ableitu ngs wegen ausgestattet ist (1, 2, 3). Rohr 1 

 nimmt die aus den Reservoirs (A in Abb. 1) flie- 

 ßende Nährlösung auf, welche, da das seitenständige 

 Rohr durch einen Metallhahn (4) und die Wärme- 

 vorrichtung oben durch einen Kautschukstopfen (5) verschlossen ist, nur 

 durch das bodenständige Abflußrohr (3) entweichen kami. Durch den 

 Kautschukstopfen hindurch ragt ein Thermometer (6) bis in die Nähe des 



Abb. 2. 



