Vorrichtung zur Durchströmung des isolierten Rattenherzens. 213 



Bodens des Zylinders. An die Abflußöffnung (3) wird eine gleichfalls mit 

 einem Metallhahn versehene Kanüle (7) mit stumpfem Ende, wie sie zu 

 intravenösen Injektionen im Tierversuche benützt wird, angeschlossen, 

 und diese im Anfangsteile der Aorta oberhalb der Semilunarklappen 

 des untersuchten Herzens befestigt. Die durch das Herz hindurchge- 

 triebene Flüssigkeit muß somit die Wärraevorrichtung in größten Teile 

 ihres Längsdurchmessers passieren und erfährt hierbei die notwendige 

 Erwärmung. Von (8) bis (9) erstreckt sich eine mit Asbest überkleidete 

 (und selbstverständlich auch durch Asbest gegen den Metallzylinder 

 isoHerte) und daher in den Abbildungen nicht sichtbare Draht wicklung, 

 \durch welche der Strom der Straßenleitung, nachdem er einen passenden 

 Widerstand passiert hat, hindurchgeleitet wird. Wir verwendeten, 

 wie in Abb. 1 ersichthch, eine hintereinander geschaltete Reihe von 

 8 Kohlen- und Metallfaden-Glühlampen verschiedener Kerzenstärke 

 (Rh), doch wird selbstredend jeder passende Schieber-Rheostat die- 

 selben, wenn nicht bessere Dienste tun können. Es wurde bereits er- 

 wähnt, daß durch die obere Öffnung des Wärmezylinders ein Thermo- 

 meter bis in die Nähe des Bodens geleitet wurde, so daß die abgelesene 

 Temperatur nur wenig von jener differieren konnte, ,mit welcher die 

 Nährlösung das Herz erreichte. 



Von Wichtigkeit ist ferner der gleichfalls erwähnte, am Boden des 

 Wärmezylinders seitenständig angebrachte und mit einem Metallhahn 

 verschließbare Seitenweg 2 in Abb. 2, der eine doppelte Aufgabe hat: 

 Es kann einerseits bei einem Wechsel der Durchströmungsfiüssigkeit 

 durch Öffnen des Hahns die zuvor verwendete und noch das Röhren- 

 system erfüllende Lösung rasch zum Ausfließen gebracht und somit der 

 Wechsel von einer auf die andere Speiseflüssigkeit (Giftlösung) fast 

 augenblicklich vollzogen werden, andererseits aber können, da das 

 freie Ende dieses Seitenrohres an die üblichen Rekordspritzen angepaßt 

 ist, kleine Mengen einer beliebigen Giftlösung mit einer solchen Spritze 

 in den Wärmezylinder hineingedrückt werden. Auf diese Weise kann 

 das Herz vorübergehend unter die Wirkung kleiner Mengen eines ge- 

 M'ünschten Mittels gebracht werden, ohne daß es nötig wäre, die Durch - 

 Strömung zu unterbrechen. 



Etwa im Systeme befindliche Luftblsaen sammeln sich unterhalb 

 des Kautschukstopfens (5) an, wo sie nicht störend wirken können, 

 und selbstredend durch Lüften des Stopfens leicht zu entfernen sind. 



