218 J. W. Le Heux, W. Storni van Leeuwen und C. van den Broeke: 



folgen und darauf Atropin hinzutropfen, bis die antagonistische Wirkung 

 eintrat, sondern wir wollten, um an demselben Darmstück die Wirkung 

 verschiedener Dosen und Konzentrationen untersuchen zu können, 

 den Darm Jedesmal in ein anderes Gefäße bringen können, ohne daß 

 dabei der Zusammenhang zwischen Darmstück und Hebel aufgehoben 

 wird. Wir haben uns für diesen Zweck eines Apparates bedient, der 

 schon an anderer Stelle beschrieben ist^). 



Bei diesem Apparat vgl. (Abb. 1) wird, das Darmstück nicht an den Boden 

 des Gefäßes befestigt, sondern an das umgebogene Ende eines Glasstabes, der in 

 das gläserne Gefäß hineinragt. Es ist dies eine Befestigungsart, wie sie früher 

 immer benutzt wurde. Der Glasstab ist an einen Metallstab befestigt, welcher 



gleichzeitig den Hebel trägt, 

 der die Kontraktionen des 

 Organes registriert. Der 

 MetaUstab ist in senkrech- 

 ter Richtung in einer Me- 

 tallhülse verschieblich, so 

 daß er mit einer einzigen 



Handbewegung hochge- 

 schoben werden kann, wo- 

 durch das Darmstück aus 

 der Flüssigkeit herausgeho- 

 ben wird, ohne daß an dem 

 Zusammenhang zwischen 

 Hebel und Darm etwas ver- 

 ändert wird, da sich der 

 Hebel ebenfalls mit nach 

 oben bewegt. Das Glasge- 

 fäß, in welchem sich der 

 Darm befindet und das 

 einen Inhalt von 75 ccm 

 hat, steht wieder in einem 

 kupfernen Gefäß, in wel- 

 chem sich außerdem noch 

 ein zweiter gläserner Behäl- 

 ter (von 150 ccm Inhalt) 

 befindet. Der genannte 

 kupferne Behälter enthält auch noch einen Thermoregulator, der mit einem 

 unter dem Behälter stehenden kleinen Brenner verbunden ist. Der metal- 

 lene Behälter samt dem darunter stehenden Brenner sind auf einer drehbaren 

 Scheibe befestigt. Die ganze Installation ist nun derartig, daß, sobald der 

 den Darm und den Hebel tragende Stab hochgeschoben ist, der metallene 

 Behälter mit einer einzigen Handbewegung gedreht werden kann, so daß der 

 Darm, wenn man ihn wieder herunterläßt, in das Gefäß von 150 ccm Inhalt ge- 

 langt. Das Gift wird dann in diesem Gefäß ausgewaschen und man kann das 

 Hinüberbringen aus einem Gefäß in das andere so schnell ausführen, daß die auf 

 dem Kymographion registrierte Kurve kaum unterbrochen wird. Man kann also 

 auch gewünschtenfalls den ganzen Prozeß des Auswaschens genau registrieren. 



^) W. Storni van Leeuwen, Physiologische Waardebepalingen van genees- 

 middelen. Haarieni. De Erven F. Bohn. 1919. 



Abb. 1. 



