72 W. Steinhausen: 



H der Heizfaden. Im Anodenkreis liegt das Galvanometer (Vorlesungs- 

 Spiegelgalvanometer mit Shunt [Hartmann u. Braun]), die Batterie 

 (105 Volt) und das Präparat. Das Galvanometer wird nur eingeschaltet 

 zur Aufnahme der Kennlinie und zur Widerstandsbestimmung des 

 Präparates. Im ersteren Falle ist das Präparat kurz geschlossen. 

 Zwischen Präparat und Röhre liegt der Kontakt /S[ Platin -Fallschlüssel 3)]. 

 S'p ist die Spannungsquelle für das Gitterpotential. Durch die Ab- 

 zweigung Z kann man sich jede beliebige Spannmig zwischen und 

 6 Volt abgreifen,. durch die Wippe W kann überdies das Gitterpotential 

 entweder auf positiven oder negativen Wert gebracht werden. An dem 

 Punkt y'^) sind alle drei Kreise, Gitter-, Galvanometer- und Heizkreis 

 miteinander verbunden. Je nach der angelegten Gitterspannung wird 

 nun ein verschieden starker Strom im Anodenkreis fließen, d. h. die 

 Elektronenröhre stellt einen mit der Gitterspannung variablen Ohmschen 

 Widerstand dar. Die Eichung der Röhre gibt die Tabelle. 



Grittergegenspannung 



Stromstärke 



Widerstand 



Volt 



Amp. 10-« 



10» n 



-6 



1,3 



81 



-5,8 



1,9 



55 



-5,6 



2,6 



40 



-5,4 



3,4 



31 



-5,2 



4,7 



22 



-5,0 



6,5 



16 



-4,8 



8,5 



12 



-4,6 



10,8 



9,7 



-4,4 



14 



7,5 



-4,2 



16 



6,6 



-4,0 



23 



4,6 



-3,4 



41 



2,6 



-3,0 



57 



1,8 



-2,2 



100 



1 



- 1,4 



150 



0,7 



In Abb. 2 ist ein Teil der Werte in Kurvenform dargestellt. Als 

 Abscissen sind die Gitter Spannungen, als Ordinaten links die Strom- 

 stärken in 10"^ Amp., rechts die Widerstandswerte in 10^ Ohm auf- 

 getragen. Für Versuche mit dem isolierten Froschsartorius kommen die 

 Stromstärken von etwa 6 bis 25. 10 ~^ Amp. in Frage, also Gegenspan- 

 nungen von etwa 5—4 Volt am Gitter. Die Elektronenröhre stellt 

 dabei einen Widerstand von etwa 16 bis 5 . 10^ Ohm dar. Bei diesen 

 hohen Widerständen ist eine sorgfältige Isolation erforderlich. 



^) Vgl.: Garten, Elektrophysiologie ; Tigers tedts Handbuch II, 364, und 

 Leduc, Zeitschr. f. Elektrother. 5. Jg. 1903, H. 4, S. 374. Einen Einfluß des 

 Ortes des Kontaktes in der Strombahn auf den Reizerfolg, wie er von Leduc 

 und Garten behauptet wird, habe ich in meiner Anordnung nicht feststellen 

 können. 



