Die Elektronenröhre als großer veränderlicher Widerstand 



73 



Bei Reizungsversuchen ist es nun nicht nötig, jedesmal am Galva- 

 nometer die Stromstärke abzulesen, wie man das bei den bisherigen 

 Versuchsanordnungen tun muß, wobei das Präparat stark leidet. Viel- 



fimplO 

 100 c 



SifO'' 



mehr genügt es, am Voltmeter F die Gitter Spannung abzulesen und 

 aus der Eichkurve direkt die Stromstärke zu bestimmen. Dabei ist 

 die Voraussetzung gemacht, daß der Röhrenwiderstand groß ist gegen 

 die übrigen Widerstände im Anodenkreis, was bei den meisten physio- 

 logischen Versuchen der Fall sein dürfte. Für genauere Messungen 

 müßte man natürlich den scheinbaren Widerstand des Präparates m 

 Rechnung ziehen. Man liest zu diesem Zweck die Stromstärke am Gal- 

 vanometer einmal mit Präparat und dann ohne Präparat ab. Ist i 

 die Stromstärke ohne Präparat und i' die Stromstärke mit Präparat, 

 E die Anodenspannung, so ist der scheinbare Widerstand des Präpa- 

 rates unter Vernachlässigung der Kennlinienänderung 



E (i — i') 



Dieser scheinbare Widerstand des Präparates ist also zu dem aus der 

 Tabelle bei der angewandten Gitterspannung abgelesenen Röhren- 

 widerstand hinzuzuzählen, daraus und aus der An öden Spannung ist dann 

 die wirklich durch das Präparat hindurchgegangene Stromstärke zu 

 bestimmen. Auf die Veränderung dieses scheinbaren Widerstandes mit 

 der Durchströmung wird an anderer Stelle eingegangen werden. 



^) Vgl. Jaeger, Über Kennlinienaufnahmen. Jahrb. f. drahtl. Tel. 14, 367. 

 1919. 



X 



