156 - C.V.Hess: 



mit dieser auf gleiche Helligkeit gebracht ist. Um das lästige und zeitraubende- 

 Wechseln und Abmessen der jeweiUgen Sektorengrößen zu vermeiden, bediene ich 

 mich der folgenden Methode. Die eine, z. B. gelbe Scheibe wird nicht, wie üblich, 

 in einer radiär verlaufenden Geraden aufgeschnitten, sondern in einer Kurve 

 von solchem Verlaufe, daß die von den verschiedenen Punkten derselben zur 

 Scheibenmitte gezogenen Radien für je einen Millimeter Abstandsunterschied 

 je einen Winkel von 1 ° einschheßen^). Wenn also bei passender Verbindung dieser 

 gelben mit der blauen Scheibe an den dem Scheibenmittelpunkte zunächst ge- 

 legenen Stellen z. B. 140° Blau mit 220° Gelb gemischt sind, so sind an einer 

 2,5 cm bzw. 5 cm oder 9 cm von der Mitte entfernten Stelle die Mengen des Blau 

 165° bzw. 190° und 230° usw. Rotiert die Scheibe bei diesem Blau-Gelb-Verhältnis, 

 so sieht man in den mittleren Scheibenteilen farbloses Grau, das nach dem Scheiben- 

 mittelpunkto hin allmählich in ein mit Grau verhülltes, weiterhin etwas freier 

 werdendes Gelb, nacii der Scheibenperipherie hin in ebensolches Blau übergeht. 

 Verschiebt man nun vor dem Kreisel den grauen Schirm S mit der kleinen zentralen 

 Öffnung seithch so, daß durch letztere der Reüie nach verschieden weit von der 

 Achse entfernte Stellen der rotierenden Scheibe sichtbar werden, so läßt sich bei 

 passender Anordnung leicht ermitteln, innerhalb welcher Grenzen der 

 Verschiebung von verschiedenen Beobachtern das Loch mit dem 

 umgebenden Grau gleich gesehen wird, bzw. wann es eben anfängt merklich 

 bläuhch oder gelblich zu werden. (Unter den von mir gewählten Bedingungen 

 ist der Übergang von Grau zu Gelb bzw. Blau so allmählich, daß das Loch stets an 

 allen Stellen gleichmäßig grau bzw. gleich gefärbt erscheint.) Zu vergleichenden 

 Messungen ist nun nur noch erforderhch, daß die Stellung der verschiedenen 

 Beobachter zu Fläche und Kreisel genau die gleiche sei, was durch eine Kopfstütze- 

 mit passender Visiervorrichtung leicht erreicht wird^). Das Auge des Beobachters 

 folgt bei unveränderter Kopfhaltung den Bewegungen des grauen Schirmchens S, 

 das ca. 25 cm vor dem Auge senkrecht zur Verbindungshnie zwischen diesem und 

 der Scheibenmitte mittels des Zahntriebes Z meßbar seitlich verschoben wird 

 und so aufgestellt ist, daß es die etwa 15 cm hinter der grauen Fläche befindUchen 

 Kreiselscheiben nicht beschattet. Der Träger des grauen Schirmes S ist mit einem 

 Zeiger versehen, der bei der Seitenverstellung längs einer unter dem Kreisel an- 

 gebrachten Skala gleitet, an der man für jede Stellung des Loches in dem grauen 

 Schirme unmittelbar abhest, welche Stelle der rotierenden Scheiben eben durch 

 das Loch sichtbar ist. 



Das Verfahren ist leicht zu handhaben und gibt auch bei weniger- 

 Geübten überraschend genaue Resultate. Ich habe damit eine größere 

 Zahl von Normalen und Rotgrünblin den untersucht^). Die Grenzen, 



1) Bei anderen Versuchsreihen benutzte ich Scheiben, bei welchen für jeden 

 Zentimeter Abstandsunterschied die Sektorgröße nur um 3° variierte. 



2) Ich benutze dazu das in der Abbildung wiedergegebene Stativ einer Zeiß- 

 sehen Binokularlupe. 



^) Über meine Messungen mit roten und grünen Scheiben an dem Apparate 

 bei verschiedenen Formen der individuellen Verschiedenheiten des Farbensinnes 

 werde ich in anderem Zusammenliange berichten. Das Verfahren ist, zum Unter- 

 schiede von den üblichen Methoden für die Rayleighgleichung, nicht nur zur Diagnose 

 selbst geringer Abweichungen von der Norm besonders geeignet, sondern ergibt auch 

 den Grad der Abweichung im Sinne einer Rotgrünverschiedenheit ; außerdem läßt 

 es etwa bestehende Über- oder Unterwertigkeiten, und zwar nicht nur für Rot 

 und Grün, sondern auch für Blau und Gelb erkennen, was alles mit den bisher 

 üblichen Methoden nicht möghch war. 



