312 



H. Jordan und B. Schwarz : 



Menge innerhalb der ersterwähnten Gasprobe man wissen will. Also etwa 

 Kalilauge für Kohlensäure usw. Man treibt mit der Schraube das Gas in die 

 Flüssigkeit, und saugt es nach Absorption meder zurück, 

 St-- -ijl mißt aufs neue und berechnet den relativen Gehalt an ab- 



sorbiertem Gas aus dem Unterschiede beider Messungen. 

 Der Temperaturkonstanz wegen steckt die Capillare in 

 einem weiten, wassergefüllten Glasrohr mit Thermometer. 

 Dieses Instrument, dessen Dimensionen vollkommen 

 an seine tonometrischen Aufgaben angepaßt sind, ist 

 ziemlich teuer; völhg ungeübte Studenten können in 

 der Regel nicht mit ihm umgehen, einmal der Kleinheit 

 der analysierbaren Gasmengen, dann der Form jener 

 offenen Erweiterung wegen ; endlich wird in ihren Händen 

 die Quecksilberschraube nur zu bald undicht. 



Ich benutze für einfache Gasanalyse (ganz abgesehen 

 zunächst von Tonometrie, auf die ich noch zurückkomme) 

 eine vereinfachte Modifikation des Kroghschen Apparates. 

 Die Capillare {K) hat einen Durchmesser von ^/2— 1 mm 

 je nach Verwendung, meistens wähle ich 1 mm. Erleich- 

 terung der Arbeit, sowie geringerer Fehler durch an der 

 Wand hängenbleibende Flüssigkeitsmengen ist hiervon 

 der Hauptvorteil. An Stelle der Quecksilberschraube 

 befindet sich am geschlossenen Ende der Capillare ein 



/T- ft Stück starkwandigen Gummischlauches (P), der an seinem 



freien Ende durch einen Glasstab (St) geschlossen ist. 

 Am Gummischlauch befindet sich ein Schraubenquetsch- 

 hahn (Q), dessen Schraube die nämhche Bedeutung 

 zukommt, wie der Quecksilberschraube des Kroghschen 

 Apparates, denn unser Schlauch wirkt als Pipette. Man 

 hat bei dieser einfachen Vorrichtung einen großen Spiel- 

 raum, da man durch Eindrücken und Ausziehen des 

 Glasstiftes die Wirkung der Schraube beUebig vergrößern 

 kann. 



Die Capillare geht an ihrem offenen Ende in eine 

 Erweiterung {G) über, die viel größer ist als die des 

 A Kroghschen Apparates. Sie hat Glockenform und trägt 

 T--!' ifllill seitlich ein schräges Ansatzröhrchen {Ä), dessen vielseitige- 



Verwendung teilweise besprochen werden soll, wenn wir 

 Abb. 1. die Benutzung dieses Apparates beschreiben. Die Capil- 



lare ist kalibriert. 

 Ausführung einer Luftanalyse. Den Pipettgummischlauch (P), 

 an einer Seite durch den Glasstift verschlossen, füllen wir voll- 

 ständig mit Wasser. Dann setzen wir ihn auf die Capillare. Hierdurch 



§ ,11!'!,' 



