Einfache Apparate zur (lasanalyse und Mikrorospirdinetrie usw. 313 



■wird auch diese mit Wasser vollkommen gefüllt. Mit Hilfe der (zuvor 

 angezogenen) Schraube oder des Stiftes saugen wir eine Luftprobe in die 

 Capillare, bringen sodann etwas Wasser auf die Mündung der Capillare 

 in der Glocke, saugen auch dieses Wasser ein, und nun ist die zu ana- 

 lysierende Gasmenge abgeschlossen. Sie wird bei bestimmter Tem- 

 peratur gemessen: Der Apparat kommt in ein Gefäß ^) mit Wasser 

 (Thermometer) und nach einiger Zeit wird abgelesen und von der 

 gefundenen Länge die Werte abgezogen, die man nach der Absorption 

 erhält. Die Absorption erfolgt für Kohlensäure 2) in Kalilauge 2—5%, 

 für Sauerstoff in folgender Mischung, der ich vor Pyrogallol den Vor- 

 zug gebe: 5 Teile Seignettesalz 30%, 1 Teil Kalilauge 60%, eine Lö- 

 sung, die bewahrt werden kann. Diesem Gemisch wird vor dem Ge- 

 brauch 1 Teil Eisensulfat (Ferrosulfat) 40% zugesetzt. 



Die Glocke wird mit einem Gummistöpsel geschlossen und die 

 Absorptionsflüssigkeit, die in einer Bürette stets bereit steht, mit aus- 

 gezogener Glasspitze durch die Seitenröhre Ä in die Glocke eingelassen. 

 Jede Luftblase muß vertrieben werden, die Flüssigkeit muß mindestens 

 zur Hälfte in der Seitenröhre stehen. Nun neigen wir den Apparat 

 etwas, die Seitenröhre nach unten haltend, und schrauben die Analysen- 

 luft in die Glocke und saugen sie nach vollendeter Absorption wieder 

 zurück^). 



Die Verwendung dieses einfachen und billigen Apparates, mit dem 

 sich bei einiger Übung große Genauigkeit erzielen läßt, ist außerordent- 

 lich mannigfach. Es ist kaum eine Messung kleiner Gasmengen denkbar, 

 die mit dieser Vorrichtung nicht auszuführen wäre. Die Art, wie wir 

 das Gas in der Glocke auffangen und hernach abschließen, und wie wir 

 dabei die einzelnen Teile des Apparates verwenden, ist naturgemäß 

 sehr verschieden. Hier nur einige Beispiele: 



1. Proben eines Gasstromes. Der Apparat wird an einem gewöhn- 

 lichen Stativ, die Glocke nach oben befestigt und diese mit doppelt 

 durchbohrtem Gummistöpsel geschlossen. Zwei Glasröhren leiten in das 



^) Wir nehmen weiße Schüsseln, in denen der Apparat auf einem mit 

 Eisenlack schwarz gemachten Streifen Hegt. Um auch mit Quecksilber leicht 

 arbeiten zu können, verdient beim Ablesen die horizontale Lage den Vorzug. 



'^) Bei Luftanalysen kommt Kohlensäurebestimmung nicht in Betracht. 

 Bei Respirationsgasen muß stets erst mit Lauge gearbeitet werden; in diesem 

 Falle muß man mit Quecksilber statt Wasser arbeiten. Pipette und oberer Teil 

 der Capillare darf ruhig Wasser enthalten, wenn es nur nie mit dem Gas in Be- 

 rührung kommt. Bei genauen Arbeiten mit Kohlensäure vermeide man jedes 

 Wasser. Alsdann verwendet man für die Pipette dickwandigen Schlauch, wie er 

 bei Saugpumpen Verwendvmg findet. 



^) Einzelheiten lasse ich beiseite. Fehler muß man durch die Erfahrung 

 lernen zu vermeiden (Verlust der Analyseluftblase usw.). Die zur Absorption 

 nötige Zeit stellt man durch wiederholtes Messen der Gasmenge fest. Kohlensäure 

 geht sehr schnell, Sauerstoff in wenigen Minuten. 



