Einfache Apparate zur (iasanalyse und Mikrorespiroiuetrie usw. 315 



P..X 



wir eine Modifikation, bei der die Glocke G einmal 

 länger ist als bei der gewöhnlichen Pipette, dann 

 aber kann die Glocke durch einen Glasstöpsel [W) 

 verschlossen werden. Dieser Glasstöpsel ist — wie 

 das bei den Flaschen von Winkler (Titrieren des 

 Sauerstoffgehaltes von Wasser) der Fall ist — schräg 

 abgeschliffen, so daß ohne nennenswerte Druck- 

 erhöhung die gefüllte Glocke abgeschlossen werden 

 kann. Eine Feder {F) hält den Glasstöpsel in der 

 zum Verschlusse nötigen Lage. Das Seitenrohr A der 

 Glocke kann durch einen Hahn verschlossen werden. 



Allgemeines über die Benutzung dieses 

 Apparates. Wenn es sich darum handelt, die ab- 

 solute Menge Sauerstoff festzustellen, die ein Tier 

 in einer bestimmten Zeit verbraucht, so verwenden 

 wir stets Kroghs Mikrorespirometer, der zumal in 

 Verbindung mit Wintersteins Prinzip fast ohne 

 Rechnung die gewünschten Werte liefert. Unsere 

 Pipette dagegen eignet sich dazu, um folgende 

 Frage zu entscheiden : Bis zu welchem Grade vermag 

 ein bestimmtes Tier den Sauerstoff seiner Umge- 

 bung auszunützen ? Ich kann in die Glocke ein Tier 

 bringen, dieses unter Verschluß bei konstanter Tem- 

 peratur eine Zeitlang darin lassen, später (Kolilen- 

 säure- und) Sauerstoffgehalt einer Gasprobe fest- 

 stellen. An sich sagt der Wert noch nichts. Wenn 

 ich nun aber den gleichen Versuch mit einem an- 

 deren Tier gleichen Volumens, oder mit dem gleichen 

 Tiere unter anderen Bedingungen anstelle, dann 

 kann ich die zwei Zahlen relativen Sauerstoff - 

 Verbrauches ohne weitere Rechnung miteinander 

 vergleichen. Auf die Gleichheit der Gasvolumina in 

 beiden Versuchen muß naturgemäß genau geachtet 

 werden. Nun kann man in der Glocke auch beliebig- 

 gemischte Gase auffangen, z.B. Stickstoff mit weni- 

 gen, genau festgestellten Prozenten Sauerstoff. Man 

 kann endhch dem Gasgemisch eine kleine Menge 

 Kohlenoxyd zusetzen, welches man zuerst in die 

 Capillare gebracht hat, um sie genau zu messen, und 

 die man dann dem Inhalte der Glocke beimengt. 

 Dies geschieht mit der Pipettschraubß. 



Beschreibung eines Versuches mit Benutzung vo 

 niischungen. Ob man als Absperrflüssigkeit Wasser oder 



K-- 



Abb. 2. 



n Gas- 

 Queck- 



