von der Stromstärke bei Reizung' mit konstantem Strom. 



29 



stand kontinuierlich in weiten Grenzen verändert werden: dabei war der Wider- 

 stand jedes Gefäßes mit den entsprechenden Verbindungscapillaren gleich dem 

 Widerstand der schrägliegenden Capillaren B. 



A 



V 



W-I 



Abb. 1. Mannitborsäure-Widerstand. 



2. Die Elektronenröhre als Widerstand. 



Die meisten Versuche sind mit Benutzung des beschriebenen Mannitwider- 

 standes angestellt worden. Bei den letzten Versuchen habe ich die Elektronenröhre 

 als Widerstand benutzt. Die Schaltung habe ich in einer besonderen Mitteilung 

 angegeben 1 ). An die Stelle des Mannitborsäurewiderstandes wird die Elektronen- 

 röhre so eingeschaltet, daß das eine Ende der Reizstrombahn mit der Anode der 

 Röhre, das andere Ende mit dem Heizdraht derselben verbunden wird. In der 

 Rsizstrombahn' liegt die Spannimg von 105 Volt, das Präparat und ein Schlüssel 

 (vgl. Abb. 2). Der Widerstand, den die Röhre in dieser Schaltung bietet, ist ab- 

 hängig von den Dimensionen, von der Gasfülhing der Röhre und der Temperatur 

 und Beschaffenheit des Heizdrahtes. Überdies ist er veränderlich mit dem Po- 

 tential einer dritten Elektrode, des Gitters, das zwischen Anode und Heizdraht 

 ausgespannt ist. Wird dem Gitter z. B. ein negatives Potential erteilt, so werden 

 die aus dem Heizdraht abgeschleuderten, nach der Anode hinwandernden negativ 

 geladenen Elektronen von dem Gitter zurückgestoßen und können somit die 

 Anode nicht erreichen. Der Strom nimmt ab, bzw: der Widerstand nimmt zu 

 und umgekehrt. Durch Änderung des Gitterpotentiales hat man es also in der 

 Hand, den Widerstand der Röhre in weiten Grenzen zu ändern. 



c) Zeitmessung. 



Für die Zeitmessung kam nur eine elektrische Methode in Betracht. 

 Die graphische Methode verbot sich wegen der Verschiedenheit der 

 zu erwartenden Zuckungshöhen ohne weiteres. Denn es sollten ja 

 die Reizstärken in weitesten Grenzen geändert und auch mini- 

 male Zuckungen untersucht werden. Die von Tigerstedt einge- 

 führte Signalmethode hängt ebenso wie die Pouilletsche Methode 

 von der Genauigkeit der Einstellung des Abreißkontaktes ab und 

 verlangt überdies eine umfangreiche Apparatur zur Registrierung 

 der Signalbewegung, die seit Tigerstedt im übrigen wesentlich ver- 

 bessert wurde. 



x ) Vgl. P. A. Bd. 185, 70—73. 1920. 



