32 W. Steinhausen: Über die Latenzzeit des Sartorius in Abhängigkeit 



gummiplatte, in die ein Loch für die Aufnahme des Quecksilbers gebohrt war, 

 ließ sich um eine horizontale Achse nach aufwärts drehen, so daß durch einfaches 

 Anheben der Platte der Quecksilberkontakt nach einer Unterbrechung wieder- 

 hergestellt werden konnte. Durch eine Wippe ohne Kreuz läßt sich der Kontakt 

 entweder in den Meßkreis M oder in den Einstellkreis E einschalten. Ist er in 

 den Einstellkreis geschaltet, so kann man am Telephon T abhören, ob der Kon- 

 takt geschlossen oder unterbrochen ist. Das Telephon wird erregt durch die Wechsel- 

 ströme, die unter geeigneter Abzweigung von der Lichtleitung geliefert werden. 

 Der Meßkreis selber besteht aus einem Akkumulator, einem induktionsfreien 

 Vorschaltwiderstand von 10 000 Ohm und dem ballistischen Galvanometer. 



3. Fallhammerschlüssel. 



Zur gleichzeitigen Schließung beider Stromkreise, des Meßstrom- und Reiz- 

 stromkreises, benutzte ich einen Fallhammerapparat F (nach einer Konstruktion 

 von Prof. Bethe) mit zwei Platinschließkontakten, ähnlich dem, den Helm- 

 holtz 1 ) zuerst beschrieben hat. Helmholtz gibt an, daß die Vermeidung des 

 Klirrens große Schwierigkeiten mache, und daß er das Fallen des Hammers nicht 

 gleichmäßig genug habe bewerkstelligen können. Dies veranlaßte ihn später, sein 

 Pendel zu konstruieren, bei dem infolge der großen Masse das Fallen des Pendels 

 aus gleicher Höhe stets gleiche Geschwindigkeiten ergab. Das Klirren der Schließ- 

 kontakte ist aber auch bei dieser Konstruktion nur mit großen Schwierigkeiten 

 zu vermeiden 2 ). Durch einen stabilen Bau des Fallhammers, durch eine geeignete 

 Arretierung 3 ) , ferner durch eine Dämpfung der Kontaktfedern durch eine unter- 

 gelegte Gummipolsterung ließ sich ein einwandfreies Arbeiten des Fallhammers 

 mit der hier geforderten Genauigkeit ermöglichen. Bei einer Reihe von Ablesungen 

 blieb der Fehler der einzelnen Beobachtung bei gleicher Stellung der Kontakt- 

 schrauben unter 0,02 o. 



Die Ausrechnung der Zeiten aus den Ausschlägen des ballistischen Galvano- 

 meters geschah nach den üblichen Methoden. 



III. Experimentelle Prüfung der Genauigkeit. 



Um die^Ablesungsgenauigkeit zu prüfen, wurden die Latenzzeiten 

 bei maximalen Induktionsschlägen bestimmt. Hierbei kann ange- 

 nommen werden, daß die Zuckungen untereinander weniger verschieden 

 sein werden als bei untermaximalen bzw. minimalen Zuckungen bei 

 Reizung mit konstantem Strom. 



Die Anordnung war dabei so getroffen, daß der eine Kontakt des 

 Fallhammerschlüssels mit dem Stromkreis der primären Spirale eines 

 Schlitteninduktionsapparates verbunden war, während die Klemmen 

 der sekundären Spule mit den Muskelenden in Verbindung standen. 



Der Versuch, die Genauigkeit der Methode unter Ersetzung des 

 Muskels durch ein physikalisch völlig zu beherrschendes System zu 

 prüfen, führte bis jetzt zu keinem einwandfreien Ergebnis. Die 

 Messungen hierüber übergehe ich deshalb. 



x ) Helmholtz, Ann. d. Phys. 83, 515. 1851. 



2 ) Gildemeister und Weiss, Ann. d. Phys. II. 1905. 



3 ) J. Gad, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1877, S. 41. 



