Beschreibung eines Kaukraftmessers. 



Von 

 Prof. Dr. K. Hürthle. 



(Aus dem Physiologischen Institut zu Breslau.) 



Mit 5 Textabbildungen. 



(Eingegangen am 18. November 1920.) 



Zur Messung der von den Kaumuskeln aufgebrachten Kraft dient, 

 wie bei der Mehrzahl der Kraftmesser, eine Stahlfeder, die so geformt 

 ist, daß sie, zwischen die Kiefer geschoben, durch eine Beißbewegung 

 zusammengedrückt wird. Der Grad der Verbiegung wird durch einen 

 Hebel vergrößert aufgezeichnet. Der absolute Wert der Kraft wird 

 durch Eichung der Feder bestimmt. 



Die Stärke der Feder muß so gewählt werden, daß sie bei der 

 einwirkenden Kraft in mäßigem Grade verbogen wird. Nun ist die 



Abbildung 1. 



Kraft der Kaumuskeln eine innerhalb weiter Grenzen wechselnde, 

 da schon beim Erwachsenen große individuelle Unterschiede vor- 

 kommen und diese noch wesentlich zunehmen, wenn die Messungen 

 auf Kinder und Kranke ausgedehnt werden. Will man daher die Aus- 

 schläge innerhalb gewisser Grenzen halten, so ist es nötig, zur Messung 

 verschieden starker Muskelkräfte einen Satz verschiedener Federn 

 zu verwenden. Aus diesem Grunde wurde im vorliegenden Modell 

 zunächst eine Doppelfeder gewählt und eine Schwächung der Kraft 

 durch die leicht ausführbare Entfernung der einen der beiden Federn 

 erzielt. 



F x (Abb. 1) ist eine leicht gebogene Flachfeder von 16 mm Breite und 2 72 mm 

 Dicke, die am Ende mit der wesentlich stärkeren Grundleiste durch die Schraube 

 s x verbunden ist: dadurch wird eine federnde Zange Z gebildet, an deren Enden 



