Beschreibung eines Kankraftmessers. 



79 



ein Zahn fehlt; der Mitnehmer m kann sieh daher nicht betätigen. Nun wird das 

 berußte Papier mit den aufgezeichneten Ausschlägen mit Hilfe einer Pinzette 

 entfernt und fixiert. Die Tafel muß nun in die Ausgangsstellung zurückgeschoben 

 werden. Diese Gegenbewegung wird aber durch den Mitnehmer m, der gegen das 

 Zahnrad R 1 stößt, gehemmt. Der Mitnehmer trägt daher ein kleines Stiftchen 

 (in der Abb. nicht gezeichnet), durch das er vom Zahnrad abgezogen werden kann; 

 damit wird die Bahn für das Zurückschieben der Tafel frei. In die Ausgangsstellung 

 gebracht, wird die Tafel mit einem neuen Blatt berußten Papieres beschickt. 



Um den Apparat während des Gebrauches festzuhalten, hat er einen hölzernen 

 Griff (Gr Abb. 1 und 3) mit eingesetztem Messinggewinde, so daß der Griff nach 

 dem Gebrauch abgeschraubt werden kann. 



Verzichtet man auf die Aufzeichnung der entwickelten Kraft und beschränkt 

 sich auf die Messung, so wird der Apparat erheblich vereinfacht: Abb. 4 zeigt 



Sfbbrfduny f 



ihn von oben gesehen. F x und B 2 sind Feder mit Beißleiste, fd der von F t (Abb. 1) 

 ausgehende Faden; er läuft um die mit einem Zeiger Z versehene Rolle R und 

 wird durch die Spiralfeder Sp gespannt erhalten. Beim Zusammendrücken der 

 Zange Z (Abb. 1) bewegt sich der Zeiger Z (Abb. 4) im Sinne des Uhrzeigers und 

 schiebt einen auf der Skala Sic schleifenden durch Z verdeckten Mitnehmer, der 

 beim Nachlassen des Bisses stehenbleibt und die aufgebrachte Kraft abzulesen 

 gestattet. Die Skala wird für die verschiedenen Federstärken geeicht. 



Der Apparat kann vom Mechaniker des Physiologischen Instituts, Paul 

 Herrmann bezogen werden. 



