Zur Bürkerschen Methodik der Blutkörperchenzählung. 141 



quadrate beschränkt, erfordert eine genaue halbe Stunde, wenn man 

 eine Erythrocytenkammer, und erfordert etwa dreiviertel Stunde, wenn 

 man beide Erythrocytenkammern vollständig auszählt. 



III. Ein dritter Vorzug des Bürkerschen Instrumentariums ist seine 

 gegenüber Thoma vereinfachte Handhabung, da mit der größeren 

 Kompliziertheit jederzeit größere Fehlermöglichkeiten gegeben sind. 



A. Zu diesen wesentlichen Vereinfachungen sind bei Bürker die 

 verschiedenen Verbesserungen der Kammer und ihrer Füllung zu rech- 

 nen. Sie sind in diesem Archiv bereits wiederholt gewürdigt worden 

 und sind zu bekannt, als daß man noch näher darauf eingehen müßte. 

 Ich führe die hauptsächlichsten daher nur kurz an: 



1. Maßnahmen zur Beseitigung der bei Thoma möglichen ver- 

 schiedenen Füllungsfehler : 



a) Zusammensetzung der Kammer vor der Füllung; 



b) vereinfachte dauerhafte Erzeugung der Newtonschen Ringe und 

 damit Garantie der vorgeschriebenen Kammerhöhe; 



c) momentane Füllung der Kammer durch Capillarität ; dadurch 

 Ausschaltung des unter I. erwähnten „konstanten" Fehlers. 



2. Bei einmaliger Deckglasauflage sind stets 2 Kammern zur Füllung 

 und Auszählung gebrauchsfertig. Das hat den Vorteil, daß die Bildung 

 des arithmetischen Mittels aus zwei verschiedenen Daten eine beinahe 

 anderthalbfache Sicherheit des Endresultates gegenüber der Einzel- 

 beobachtung ergibt. 



3. Vergrößerung des Zählnetzes um das neunfache und Zählung 

 über die ganze große Fläche hin. Dadurch Möglichkeit des Fehler- 

 ausgleiches untereinander, falls wirklich Unregelmäßigkeiten der Zell- 

 verteilung vorgekommen sein sollten. 



4. Beigabe von Vordrucken in Buchform zur Eintragung der Re- 

 sultate, die man immer als Dokumente aufbewahren kann. 



B. Ferner rechne ich unter die Verbesserungen die endgültige Aus- 

 schaltung des Potain und die Rückkehr Bürkers zu zwei getrennten 

 Abmessungspipetten. 



Trotz der Miescherschen Verbesserungen waren dem Potain im 

 Laufe der Zeit von verschiedenster Seite immer wieder Fehlermöglich- 

 keiten vorgeworfen worden, die man durch Konstruktion von Prä- 

 zisionspipetten usw. zu vermeiden versucht hatte. Die Angriffe richte- 

 ten sich 



1. gegen den gläsernen Mischkörper, der 



a) genaue Justierung erschwere (Veillon, Roerdansz); 



b) bei kräftigem Mischen Erythrocyten zerschlagen könnte (Brü- 

 nings) — diese Vermutung hat sich nicht bestätigt! — und 



c) bleiben an ihm, trotz aller empfohlenen Vorsichtsmaßregeln 

 (Kjer - Petersen, Schmidt - Lüthje, Naegeli und viele andere) 



