142 B. Feucht: 



Luftblasen haften, die nicht mehr zu entfernen sind und eine zeit- 

 raubende Neufüllung nötig machen. 



2. Die gemessenen Volumina sind sehr klein, so daß die Abmessungs- 

 fehler um so mehr ins Gewicht fallen (Hühnerfaut). 



3. Die Mischung läßt sich nicht lange aufheben (Roerdansz, 

 Bürker). 



4. Die Mischung ist keine gleichmäßige: 



a) bei Erythrocytenuntersuchungen festgestellt von Geigel, 



b) bei Leukocytenuntersuchungen festgestellt von Elzholz, E Her- 

 mann, Erlandsen. 



5. Wenn die Ringmarken zu weit von der Ampulle entfernt sind, 

 werden die nun zwischen Marke und Ampulle befindlichen Flüssigkeits- 

 säulen nicht in die Mischung einbezogen und vom Glaskörper nicht 

 mit durchgemischt (Bürker) — ein bei den früheren Potains oft zu 

 beobachtender Fehler. 



6. Weiter ist die Befürchtung geäußert worden, das Lumen des 

 alten Potains sei zu eng, so daß eine Entmischung beim Eintritt in die 

 Meßcapillare möglich sei (Bürker); eingehende Nachprüfungen, ob 

 dadurch wirklich ein beachtlicher Fehler möglich sei, existieren jedoch 

 in der Literatur nicht. 



7. Es sollen durch hintereinandergeschaltetes Aufsaugen zwei ver- 

 schiedene Flüssigkeiten mit dem gleichen Instrumente fehlerfrei abge- 

 messen werden (Bürker, Eilermann, Erlandsen). Dies erscheint 

 am anfechtbarsten und verwerflichsten am ganzen Potain, da ein Fehler 

 in der Abmessung der ersten Flüssigkeit selbstverständlich immer auch 

 ein fehlerhaftes Volumen der zweiten Flüssigkeit nach sich zieht; und 

 zwar wirken dann immer beide Fehler in der gleichen Richtung. 



8. Die Ringmarken sind gerade an Stellen angebracht, wo erhebliche 

 Dicken Veränderungen des Lumens eintreten. Der obere und der untere 

 Meniskus werden daher ihrem absoluten Volumen nach nicht ganz 

 gleich zu bewerten sein: der untere wird um so größer ausfallen, je 

 höher er versehentlich über der Ringmarke steht und kann dann auch 

 nicht durch ein geringes Höhersaugen der Flüssigkeit über die obere 

 Ringmarke fehlerfrei kompensiert werden. 



Alle diese 8 Fehlermöglichkeiten sind bei der Bürkerschen Art der 

 Mischung mit einem Schlage beseitigt. 



Über den Grad der erreichbaren Abmessungsgenauigkeit mit seinen 

 Pipetten hat Bürker selbst berichtet (Arch. f. d. ges. Physiol. 142, 

 360 und 371). 



Die erzielte Aufschlemmung der Zellen im Kölbchen ist bei Inne- 

 haltung der Misch Vorschriften durchaus gleichmäßig (s. u.). 



IV. Der vierte und wichtigste Grund, der unsere Bevorzugung der 

 Bürkerschen Kammer in jeder Weise rechtfertigt, ist der, daß sie genauer 



