bei der Bildung und Lösung der Muskel starre. 



167 



Zur Bestimmung des Breigewichts vor und nach der Einbringung in ein Bad 

 konnte ich die Wintersteinsche Wägungsmethode nicht anwenden, da mit starker 

 capülarer Wasseraufnahme im Moment des Einbringens zu rechnen war. Immerhin 

 ergaben als Vorversuch gemachte Wägungen nur x / 6 bis l / a der Gewichtszunahme 

 (durch Aqua dest. und 0,7% XaCl gleichmäßig) des Wasserständen intakten Muskels. 



Die eigentlichen Versuche machte ich dann an einem, später zwei Osmo- 

 metern (Abb. 1). 



In ihnen befindet sich der Muskelbrei in einem Glaskopf A unter einer Mem- 

 bran M, mit der dieser oben zugebunden ist, über Quecksüber 1 ). Der ganze Kopf 

 wird in der Lösung versenkt, deren Wirkung auf die Muskelmasse untersucht wer- 

 den soll. Von ihm geht ein quecksilbergefülltes Bohr C aus, das in einer wage- 

 rechten Ablesecapillare endigt. 



Diese verläuft in ungefähr gleicher Höhe mit dem oberen Rand des Osmometer- 

 kopfes. Sie kann aber mit Hilfe des beweglichen Zwischenstückes T höher oder 

 tiefer gestellt werden, so daß man für jeden Versuch den während seiner Dauer 

 immer annähernd 2 ) konstanten Quecksilberdruck nach Bedarf einstellen kann. 



Abb. 1. 



A Osmoraeterkopf. C Erster am Osrnometerkopf angeschmolzener Rohrabschnitt. 

 T bewegliches Zwischenstück. M Membran, ß Füllgefäß. 



Ein Quecksübergefäß, durch dessen Heben und Senken man die "Füllung des 

 Osmometers regelt, schließt man mit abklemmbarem Schlauch an das zwischen 

 Osrnometerkopf und -capillare befindliche t-förmige Zwischenstück an. 



Es wurde selbstredend darauf geachtet, daß keine Luftblasen die Quecksilber- 

 säule in den zur Ablesecapillare führenden Rohrabschnitten unterbrachen. Die 

 Vakuumschlauchstücke, die die Rohrteile — Glas auf Glas — verbanden, wurden 

 mit geschmolzenem Fett gegen Luft abgedichtet. 



Ein Zentimeter Länge der Ablesecapillare entsprach bei Osmometer I 0,0356, 

 bei II 0,0393 ccm (festgestellt durch mehrfaches Auswiegen mit Quecksilber). 



Temperatureinfluß machte sich praktisch nicht geltend. 



Membran und Zubinden des Osmometerkopfes. 

 Als Eiweißfilter des Osmometers wurde für Wasser, Salze und Säuren gut 

 durchgängiger Rindsdarm verwendet. Bei allen Versuchen wurde dieser vorher 



x ) Das Quecksüber wurde durch mehrmaliges Waschen von der zum Reinigen 

 dienenden Salpetersäure sorgfältig befreit und bis zur Trocknung durch Fließpapier 

 filtriert. Daß es auf die Imbibition keinen Einfluß hat, beweist die gute Übeiein- 

 stimmung zwischen Osmometer- und anderen Versuchen. 



2 ) Kleine Druckschwankungen entstehen natürlich durch Hebung oder 

 Senkung des Quecksilberspiegels im Osrnometerkopf bei Wasserabgabe oder -auf- 

 nähme des Breies. 



12* 



