W. Einthoven und J. Roos: Über Widerstand und Potentialdifferenz usw. 127 



Wir haben versucht, zwei physikalische Ursachen oder besser gesagt, 

 zwei Gruppen solcher, voneinander getrennt zu beobachten und zu messen. 

 Einerseits die Entwicklung von Potentialunterschieden, wie wir sie 

 beispielsweise bei der Nervenleitung, der Muskelkontraktion, der Retina- 

 funktion usw. kennen, und die im Ekg eine anerkannte khnische Be- 

 deutung erhalten haben, andererseits eine Änderung des elektrischen 

 Leitungs Widerstandes, die von einer Polarisationsänderung begleitet 

 wird. Die beiden letzteren Erscheinungen sind eng miteinander ver- 

 bunden, denn Widerstands- und Polarisationsänderung sind die Folgen 

 einer und derselben Ursache. 



Wir bemerken, daß beide sich immer in derselben Richtung bewegen. 

 Eine Zunahme der lonenkonzentration ruft eine Abnahme des Wider- 

 standesund der Polarisation hervor, während umgekehrt beide zunehmen, 

 wenn die lonenkonzentration abnimmt. Für eine weitere Analyse 

 des Widerstandes und der Polarisation weisen wir auf eine ausführHche 

 Untersuchung hin, die im hiesigen Laboratorium vorgenommen wurde 

 und binnen kurzem veröffentlicht werden wird. In diesem Aufsatz 

 werden wir hingegen nicht versuchen, sie voneinander getrennt zu be- 

 trachten, sondern immer ihren gesamten Einfluß messen. Den so er- 

 haltenen Betrag stellen -wir alsdann dem durch Potentialschwankung 

 hervorgerufenen Einfluß gegenüber. 



Die Schwankung der elektromotorischen Kraft kann man leicht 

 isoKert hervorbringen. Man braucht nur dafür zu sorgen, daß der 

 meistens vorhandene Potentialunterschied zwischen den beiden mit 

 dem Galvanometer verbundenen Ableitungsstellen der Versuchsperson 

 genau kompensiert wird. Diese Methode, welche bereits Tarchanoff 

 angewandt hat, ist in der elektrophysiologischen Technik und bei der 

 klinischen Elektrokardiographie allgemein üblich und braucht also 

 nicht weiter beschrieben zu werden. Wir werden die dabei hervor- 

 tretende Erscheinung die ^-Erscheinung, und die bezüglichen Kurven 

 jEZ-Kurven nennen. 



Abb. 1 stellt ein Beispiel einer £^-Kurve dar. 



Diese erhielt man bei J. v. D., dessen Daumen mit dem einen, und 

 dessen kleiner und Ringfinger derselben Hand mit dem anderen Pol 

 des Galvanometers in leitende Verbindung gebracht wurde. T ist der 

 Sekundenschreiber, G das Saitenbild und S das Signal. Die Empfind- 

 hchkeit des Galvanometers ist wie sie beim Registrieren des Ekg übHch 

 ist, nämhch 1 Skalenteil Ausschlag stimmt mit 10 " ■* Volt Potentialschwan- 

 kung überein. Bei P wird ein Gehörreiz angebracht, auf den die Versuchs- 

 person mit einem Reflex reagiert: nach einer Latenzperiode von der 

 Größenordnung von ein paar Sekunden wird der Daumen den beiden 

 anderen Fingern gegenüber negativ, und zwar zum Betrage von 1,2 

 MiUivolt. 



