130 W. Einthoven und J. Roos: 



batterie verschwindet. Dadurch ist er kaum imstande, die Hauptstrom- 

 stärke durch den Körper zu beeinflussen. Wir wollen dies mit einigen 

 Zahlen näher erläutern. 



Wir messen z. B. in der Hand einen Widerstand von 4400 Ohm, 

 der durch den ps.-g. Reflex auf 4000 Ohm herabsinkt. Der durch die 

 Hand geleitete Strom nimmt hierdurch im Verhältnis von 104 000 bis 

 104 400, das ist also mit nur etwa 0,4%, zu. 



Entwickelt sich eine elektromotorische Kraft oder tritt infolge ver- 

 änderter Polarisation eine Spannungsschwankung von ein par Millivolt 

 hervor, so hat dies eine Änderung der Stromstärke von nur 0,02% 

 zur Folge. 



Selbstverständlich hätten wir eine noch größere Konstanz des Körper- 

 stromes erreichen können, wenn wir die 10- Voltbatterie durch eine 

 stärkere ersetzt hätten; für unseren Zweck war dies jedoch unnötig, 

 da wir wohl annehmen dürfen, daß unter unseren Versuchsbedingungen 

 der Körperstrom praktisch schon unveränderlich ist. 



Von einigen Forschern ist behauptet worden, das Saitengalvano- 

 meter sei zum Messen des ps.-g. Reflexes ungeeignet. Aber diese An- 

 nahme findet in der Anwendung einer unzweckmäßigen Anordnung, 

 bei welcher die Änderung des Körperstromes direkt gemessen werden 

 mußte, ihren Grund. Bedient man sich einer zweckmäßigen Schaltung, 

 so Avird wohl kein Galvanometer den Reflex einfacher, sicherer und 

 genauer messen können als eben das Saiteninstrument. Diesbezüglich 

 weisen wir noch auf einige praktische Resultate hin, die schon früher 

 Dr. van Iterson') auf otologischem Gebiet und bei der Stellung von 

 Simulanten erhalten hat. 



In Abb. 5 geben wir ein Beispiel einer W - Kurve, die bei derselben 

 Person J. v. D. und am selben Tage wie Abb. 1 registriert wurde, während 

 auch die Ableitungsstellen unverändert geblieben sind. Zwischen beiden 

 Aufnahmen haben wir einige Minuten verstreichen lassen in der Ab- 

 sicht, bei dem zweiten Experiment möglichst frei von einer eventuellen 

 Nachwirkung des ersten zu sein. Auch hier wurde wieder akustisch 

 gereizt. 



Der Widerstand der Hand betrug 4200 Ohm. Die EmpfindHchkeit 

 des Galvanometers war derart geregelt, daß 1 Skalenteil Ausschlag 

 aufwärts mit 20 Ohm Widerstandsabnahme überfeinstimmte, so daß 

 der totale Ausschlag von 20,4 Skaleuteilen, wenn er ganz auf Rech- 

 nung der Widerstandsänderung gestellt werden darf, eine Abnahme 

 von 408 Ohm dartut. 



Jedoch gibt die TF-Kurve den TF-Effekt nicht vollkommen rein 

 wieder, denn dieser kann ja mit einer Schwankung der elektromotori- 



1) C. J. A. van Iterson, Psychic - Galvanic - Reflex - phenomenon in ear- 

 examination. Acta Oto-Laryngologica. 'i, 174. 1920. 



