134 W. Einthoven und J. Roos: 



Unterscheiden sich die W- und die ^-Kurven durch Form oder 

 Latenzzeit voneinander? Diese Frage ist der geringen Konstanz der 

 Erscheinung wegen nicht leicht zu beantworten. In einigen Kurven 

 wird nach dem Ausschlag die Nulllinie zwar eher wieder erreicht als 

 bei anderen, im allgemeinen jedoch stimmt die Form der verschiedenen 

 Kurven ungefähr überein, während die Latenzzeiten, welche bei allen 

 Kurven ausnahmslos eine oder mehrere Sekunden betragen, von uns 

 nicht systematisch mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen wurden. 



Außer den oben schon genannten Ursachen des Reflexes können 

 noch andere im Spiel sein, und besonders muß die Möglichkeit erwogen 

 werden, ob vielleicht eine Variation der Blutfüllung beim Zustande- 

 kommen der Erscheinung eine Rolle spielt. Zu dieser Voraussetzung 

 wurden wir durch einige Kurven veranlaßt, worin der Puls sichtbar 

 war (s. z. B. Abb. 3). Schon bald aber stellte sich heraus, daß weder 

 ein E- noch ein TF-Effekt durch Veränderung der Blutfüllung an und 

 für sich hervorgebracht wird. Die in den Kiirven sichtbaren, mit dem 

 Rhythmus des Pulses übereinstimmenden Zacken treten nämlich aus- 

 schließlich dann hervor, wenn man unzweckmäßige Elektroden an- 

 wendet. Sind diese ungeeignet, so können sie sich bei jedem Pulsschlag 

 über die Haut bewegen, und auf den Berührungsstellen unmittelbar 

 einen Spannungsunterschied und eine Widerstandsänderung hervorrufen. 



Die Abb. 9 und 10 zeigen zwei Kurven, die wir erhielten, indem wir 

 feuchte MetalliDlatten mit zwei Stellen der Unterarmhaut verbunden 



^M«yWMiMAM<i<>Aiy^ 



üi 



'"T<i.*^>r 



r'.:Ü- 



Abb. 9. Der Puls ist sichtbar bei Aufnahme mit ' ' 

 der W-Schaltung. Versuchsperson d. N. Ablei- 

 tung mittels feuchter Metallplatten, welche Abb. 10. Aufnahme mit der ^-Schaltung, 

 direkt mit der Unterarmhaut verbunden sind. Übrigens wie Abb. 9. 



hatten, und zwar absichtlich so, daß sie von jedem Pulsschlag bedeutend 

 verschoben Moirden. Abb. 9 ist mit der W-, Abb. 10 mit der £^-Schaltung 

 aufgenommen. Beide Abb. zeigen den Puls. 



In Abb. 3 wurden Bindeelektroden^) benutzt, die unzweckmäßig 

 angelegt M'orden waren. Wenn man sie lege artis über größere Körper- 



^) P. Meerburg und J. Endtz, Über Bindeelektroden nebst einigen Be- 

 merkungen über das Kinder- Ekg. Mitgeteilt von Prof. W. E. Wien. med. Wochen- 

 schr. 1916, Nr. 14. 



