Über elektr. Widerstand, Kapazität u. Polarisation der Haut. I. 93 



Wechselstromgenerators kann auf die früher gegebene Beschreibung 1 ) 

 verwiesen werden. Die Spannung des Speisestroms betrug 250 Volt, 

 die Intensität, die durch Eisendraht widerstände in Wasserstoff (Varia - 

 toren der A. E. G., 70—210 Volt) konstant gehalten wurde, 1,9 Ampere. 

 Über die Stärke des Wechselstroms s. S. 99. Die Kondensatoren 

 hatte ich aus Schreibmaschinenpapier und Paraffin hergestellt (siehe 

 S. 105). Welche Frequenzen zur Anwendung kamen, ist aus den 

 Tabellen zu ersehen. 



Messbrücke. In einem von der Tonquelle entfernten Zimmer befand 

 sich die Wheatstonesche Brücke. Um die Empfindlichkeit zu erhöhen, 

 wurde ein (sorgfältig graduierter) Messdraht erheblichen Widerstandes 

 (17 Ohm) gewählt. Als Vergleichs widerstand diente bei den Messungen 

 mit Mittelfrequenz ein gewöhnlicher Rheostat, dessen Kapazität 

 und Selbstinduktion, wie besondere Messungen mit höheren Frequenzen 

 lehrten, hier zu vernachlässigen war ; kam Hochfrequenz zur Anwendung, 

 so wurde er durch einen im Zickzack gespannten Konstantandraht 

 (Asbestwiderstand von C. Schniewindt in Neuenrade, Westf.) ersetzt. 



Variable Selbstinduktion. Die Herstellung derselben und 

 ihre Experimentalkritik war ziemlich schwierig. Das schliesslich be- 

 nutzte Modell hatte folgende Einrichtung: 



Es wurden auf einem festen Träger und einem verschiebbaren Schlitten 

 zwei Glasrohre von 15 cm Länge angebracht, wie die beiden Spiralen 

 eines Induktoriums , das innere von 1,7 cm, das äussere von 2,7 ein 

 Lumen. Zuerst wurde das engere mit zwei Lagen Kupferdraht (0,2 mm 

 Stärke) umwunden, dann das äussere mit zwei etwas lockerer gewickelten 

 Lagen desselben Drahtes, derartig, dass die Selbstinduktion beider 

 Spulen möglichst gleich wurde. Die vier Drahtenden wurden zu einem 

 Umschalter geführt, so dass die beiden Spulen gleich- oder gegen - 

 sinnig geschaltet werden konnten. Das ergab, wenn man noch die 

 Verschiebung der Spulen zu Hilfe nahm, eine Veränderlichkeit der 

 Selbstinduktion von 3,6 -10~ 4 bis 3-10 - 3 Henry. Die Eichung erfolgte 

 von Millimeter zu Millimeter durch Vergleich mit einer Selbstinduktions- 

 normale mit Hilfe von Messdraht und Induktorium (Kohlrausch, 

 Lehrb. der prakt. Physik, 11. Aufl., 117, 5). Dann wurden auf die 

 beiden Bohren nochmals je vier Lagen desselben Drahtes gewickelt 

 und die Selbstpotentiale der so entstandenen Spulen wieder möglichst 

 gleich gemacht. Schliesslich wurde eine Einrichtung getroffen, um auch 

 die ganzen sechslagigen Spulen nach Bedarf mit- oder gegeneinander- 

 gehalten zu können; dadurch stieg jetzt der Bereich der stetig ver- 

 änderlichen Selbstinduktion des Aggregates auf 1,22 -10 -2 Henry. 

 In passender Entfernung von diesem Variometer, so dass keine merk- 



1) M. Gildemeister, dieses Aren. Bd. 162 S. 489. 1915. Zeitschr. 

 f. Sinnesphysiologie Bd. 50 S. 161. 1918. 



