94 Martin Gildemeister: 



liehe gegenseitige Einwirkung stattfinden konnte, wurden nun noch 

 vier feste Spulen von 1,10; 2,17; 4,31; 7,73 -10~ 2 Henry angebracht, 

 die in beliebiger Kombination hinzugeschaltet werden konnten. Auf 

 diese Weise konnte jedes Selbstpotential von 3,6 -10 - ; 4 bis 1j6,53-10~ 2 

 Henry eingestellt werden (siehe auch Anhang S. 104). 



Die Eichung der Apparate war auf mindestens 1 % genau, was 

 für den vorliegenden Zweck mehr als ausreicht. Da auf eine weiter- 

 gehende Präzision nach der Art des Materials verzichtet werden konnte, 

 brauchte auch auf die sonst bei physikalischen Aufgaben verwandter 

 Art notwendige parallele Führung der Drähte u. dgl. keine übergrosse 

 Sorgfalt verwendet zu werden. 



Nullinstrument. Zur Auffindung derjenigen Schieberstellung 

 und Spulengrösse, bei welcher der Ton verschwand, diente im Bereich 

 der hörbaren Frequenzen das Telephon. Selbst wenn diesem einige 

 Obertöne beigemischt sind, gelingt es doch mit fortschreitender Übung, 

 sehr scharf auf den Grundton einzustellen. Kommt Hochfrequenz zur 

 Anwendung, so sind natürlich besondere Maassregeln notwendig (siehe 

 darüber den Anhang S. 105). 



Frequenzbestimmung. Da die Frequenz der Wechselströme in 

 die Rechnung eingeht, musste sie genau bekannt sein. Ein einfaches 

 Messungsverfahren ergab sich aus folgender Überlegung: Befindet sich 

 in einem Zweig der Wheatstoneschen Brücke, zum Beispiel in Dß 

 (Abb. 1), ein Kondensator C, in den anderen drei aber reine Wider- 

 stände, so wird das telephonische Minimum schlecht, weil die Phase 

 voreilt. Fügt man eine Selbstinduktion L passender Grösse hinzu, 

 so hebt man die Phasenverschiebung auf und erhält ein absolutes 

 und scharfes Minimum. In diesem Falle besteht zwischen C, L und 



1 



der Frequenz N die Gleichung N = 7^ =1 )- Die variable Selbst - 



2 nvCL 



induktion war vorhanden; ich brauchte also nur das Hautpräparat 

 mit einem bekannten Kondensator zu vertauschen und konnte, nach- 

 dem das Minimum mit Messdrahtschieber und Spule absolut gemacht 

 war, aus C und L die Frequenz berechnen. Ein Vorzug der Methode 

 besteht auch darin, dass man während des Versuchs ohne wesent- 

 liche Veränderung der Anordnung sich davon überzeugen kann, ob 

 die Frequenz konstant geblieben ist. Bei Hochfrequenz wird das 

 Telephon durch das im Anhang beschriebene Nullinstrument ersetzt 2 ) . 



1) Siehe z. B. H. Starke, Experimentelle Elektrizitätslehre, 2. Aufl., 

 S. 277. 



2) Die Methode benutze ich seit Sommer 1913. Da sie nur eine 

 Umkehrung des Wien'schen Verfahrens (a. a. O.) ist, aus N und L 

 die Kapazität zu bestimmen, habe ich sie nicht für neu gehalten. 

 Aus einer Veröffentlichung von Heydweiller und Hagemeister (Ber. 



