Über elektr. Widerstand, Kapazität u. Polarisation der Haut. I. 105 



bekannten Proportion der wirksame Widerstand von Spule + Kondensator. 

 Hat man eiren Luftkondensator oder bei Niederfrequenz einen guten 

 Glimmer kondensator, so kann man aen Energieverbrauch in diesem ver- 

 nachlässigen und erhält also unmittelbar die Wider Standszunahme der 

 Sptile. Die Zunahme betrug im ungünstigsten Falle 0,3 Ohm und wurde 

 in Rechnung gezogen. 



Kondensatoren. Ausser Luft- und Präzisionsglimmerkondensatoren 

 kamen in einzelnen Fällen zur Frequenzbestimmung selbstgefertigte 

 Paraffinpapierkondensatoren zur Verwendung. Es gelang, solche her- 

 zustellen, deren Kapazität, verglichen mit Luftkondensatoren, fast gar 

 nicht von der Frequenz abhängig war. Verfahren: gutes Schreibmaschinen- 

 papier wird langsam durch auf 150° C. erhitztes offizielles Paraffinum 

 solidum (Schmelzpunkt 68 — 72° C.) gezogen, bis keine Blasen menr auf- 

 steigen. Nach dem Erkalten werden immer zwei Papierschichten und ein 

 Blatt Aluminiumstanniol übereinandergeschichtet, und einerseits die 

 geraden, andererseits die ungeraden Metallblätter miteinander verbunden 

 und nach aussen abgeleitet. Zum Schlüsse wird das ganze, nicht mehr 

 als 5 mm dicke Pack in demselben Paraffin (sehr wesentlich!) auf der 

 Kante stehend längere Zeit auf 150° C. erhitzt, bis keine Luftblasen mehr 

 entweichen, und darin erkalten lassen. Die guten Eigenschaften rühren 

 wohl von der Abwesenheit der Luft und der beträchtlichen Dicke, also 

 geringen Belastung des Dielektrikums her. Käufliche Papierkondensatoren 

 erwiesen sich als viel schlechter. Die selbstgefertigten vertrugen ohne 

 merkliche Erwärmung viertelstundenlang Wecbselspannungen von 2000 Volt. 

 Sie wurden auch, je zwei in Serie geschaltet, im Schwingungskreis der 

 Poulsenlampe benutzt. Neuerdings habe ich erfahren, dass die Firma 

 C. Meirowsky in Porz bei Köln für den letzteren Zweck geeignete 

 ,,Pertiiiax"-Kondensatoren anfertigt. 



Nullinstrument. Um bei Frequenzen, die über der Hörgrenze 

 lagen, die Kompensation akustisch vornehmen zu können, was viele Vor- 

 teile bietet, diente ein der Technik der drahtlosen Telegrapbie ent- 

 nommener „Schleifer", der auch zwischen die Punkte!) und Seh der Abb. 1 

 eingeschaltet wurde (siehe Abb. III). Unmittelbar mit diesen Punkten 

 wird zunächst ein kleiner Kondensator c x von einigen Hundertsteln (iF 

 verbunden (der manchmal auch ohne wesentliche Beeinträchtigung der 

 Wirkung fehlen kann). Parallel zu diesem liegt ein Telephonkondensator c 2 

 von 2 [iF, und wieder parallel zu diesem ein Telephon T. Zwischen 

 beiden Kondensatoren ist dann die Vorrichtung angebracht, die der 

 Anordnung den Namen gegeben hat, nämlich ein blanker rotierender 

 Messingzylinder Z mit einem daran schleifenden feinen Kupferdrähtchen. 

 Ich verwandte dazu die Achse des Windrades eines Kymographiums. 



Solange zwischen D und Seh noch Spannungen bestehen, ladet und 

 entladet sich der Kondensator c x abwechselnd. Macht dann der Draht 

 bei Z Kontakt, so strömt die Ladung nach c, über und gleicht sich durch 

 das Telephon aus, sobald der Kontakt bei Z zufällig unterbrochen wird. 

 Man hört also, wenn noch nicht scharf auf das Minimum eingestellt ist, 

 im Telephon ein eigentümliches Kratzen und Rauschen, das im Augen- 

 blick aer gewünschten Einstellung schweigt. 



Für die Bewilligung des zu diesen Versuchen benutzten Helm- 

 holtz 'sehen Pendels bin ich dem Kuratorium der Gräfin Luise Bose- 

 Stiftung in Berlin zu grossem Danke verpflichtet. 



