Über einige Hilfsapparate für die Prüfung 

 der Atmung am Tiere. 



Von 

 Dr. E. Impens, Elberfeld. 



Mit 5 Textabbildungen. 



(Eingegangen am 4. April 1919.) 



Bei der Prüfung einiger secaleähnlichen Präparate auf ihre Ein- 

 wirkung auf die Bronchialmuskulatur habe ich mich einiger Apparate 

 bedient, welche sich für ihren Zweck gut bewährt haben und deren 

 Beschreibung denjenigen, die sich mit solchen Untersuchungen befassen 

 müssen, zweifellos von Nutzen sein kann 1 ). 



Pur die graphische Registrierung der Luftbewegungen 

 in der Trachea ist die alte Einrichtung von Paul Bert noch die 

 einfachste und brauchbarste ; sie besteht bekannterweise aus einem 

 Marey 'sehen Tambour, welcher durch Vermittlung einer grossen 

 Flasche, die als Luftvorrat dient, mit der Trachea in möglichst kurzer 

 Verbindung ist. Der Fehler dieses Apparates besteht in der verhältnis- 

 mässig rasch eintretenden Verschlechterung der Luft in der Flasche, 

 besonders wenn dieselbe nicht recht gross genommen wird. Die Ver- 

 suche müssen dementsprechend oft unterbrochen werden, um die Luft 

 zu erneuern. In vielen Fällen ist empfohlen worden, die Flasche weg- 

 zulassen und das Tier durch einen nach Bedarf mehr oder weniger 

 eng einzustellenden Schlitz der Trachealkanüle in der freien Atmosphäre 

 ein- und ausatmen zu lassen. Dieses Verfahren ist wenig empfehlens- 

 wert, weil der Spalt in der Kanüle ziemlich eng eingestellt werden muss, 

 wenn man eine einigermaassen zuverlässige Registrierung der Atem- 

 bewegungen haben will. 



Ich habe nun den Paul Bert 'sehen Apparat dadurch vervoll- 

 kommnet, dass ich an der Flasche eine Einrichtung für Absorption 



1) Die hier besprochenen Apparate sind im Prinzip nicht alle neu und es 

 mögen ähnliche Einrichtungen wohl schon Verwendung gefunden haben; 

 so z. B. die Zwischenschaltung von einem Gummiballon in gewissen Fällen 

 von Marey, die Kohlensäureabsorption mit Sauerstoff nachfüllung bei 

 der Sauerstoffkonsumbestimniung nach Regnaul t -Reiset. Da diese Ein- 

 richtungen in der speziellen Form und Zusammensetzung, wie 'ich sie 

 gebraucht habe, in den geläufigen Handbüchern für Laboratoriumstechnik 

 nicht erwähnt sind, habe ich es für nicht überflüssig gehalten, dieselben 

 zu beschreiben. 



