Über einige Hilfsapparate für die Prüfung der Atmung am Tiere. 107 



der gebildeten Kohlensäure und für die entsprechende Zufuhr von 

 Sauerstoff angebracht habe. Dadurch kann der Versuch beliebig lang 

 ohne jede Unterbrechung ausgedehnt werden und die eingeatmete 

 Luft erfährt keine störende Veränderung in ihrer Zusammensetzung. 

 Der Apparat, wie ich ihn aufgebaut habe, besteht nun aus der 

 T-röhrenförmigen Trachealkanüle T, welche einerseits mit dem Marey- 

 schen Tambour M durch den Schlauch R verbunden ist, anderereits 

 mittels der kurzen Leitung S in die Luftglocke V mündet, aus der 

 gesagten Luftglocke V, der Sauerstoffflasche und der Druckausgleich - 

 und Messvorrichtung WZ (siehe Abb. 1). Die vorne durch die durch- 

 bohrte Glasplatte D dicht verschlossene Glocke V enthält 

 einen ihren ganzen Querschnitt einnehmenden, mit Kali- 

 stangen und Natronkalk gefüllten Drahtkorb K, welcher 

 sich nahe an der Einmündung der Leitung S befindet. 



Abb. 1. 



Durch die am entgegengesetzten Ende der Glocke angebrachten 

 Leitung E, in welcher das Müller 'sehe Wasserventil H eingeschaltet 

 ist, ist die Glocke in Verbindung mit der reinen Sauerstoff enthaltenden 

 Flasche 0; andererseits ist diese letztere Flasche durch das Niveau- 

 rohr JV mit dem Trichter W verbunden. Niveaurohr und Trichter 

 sind mit Wasser gefüllt, so dass die Wasserhöhe in W genau mit 

 der Öffnung des Niveaurohrs in übereinstimmt. In das Wasser 

 des Trichters W taucht das schräg geschnittene Ausflussrohr des mit 

 Wasser gefüllten, umgekehrt hängenden als Mariotte'sche Flasche 

 fungierenden Messzylinders Z. Die ausgeatmete Luft streicht über 

 das Alkali des Korbes K — die Kohlensäure wird dort fixiert und 

 durch Sauerstoff aus der Flasche ersetzt. In diese Flasche fliesst 

 eine entsprechende Menge Wasser durch das Niveaurohr nach, und 

 an der Höhe des Wassers im Messzylinder Z kann der Sauerstoff- 

 verbrauch abgelesen werden. Bei gleichbleibender Temperatur im 



