Über einige Hilfsapparate für die Prüfung der Atmung am Tiere. 109 



Abb. 3 zeigt, versehen. Die untere ovale Platte A, deren Durch- 

 bohrung mit einem feinmaschigen Gitter verschlossen ist, wird vor-, 

 sichtig durch die Öffnung in die Brustwand eingeführt; die Haut und 

 die äusseren Weichteile werden auf Seite geschoben und die bewegliche 

 Platte B mit Hilfe der Mutter C angedrückt, so dass die von der inter- 

 kostalen Muskulatur gebildete Wand zwischen beide 

 Platten gepresst wird und ein luftdichter Verschluss ent- 

 steht. 



Beide Kanülen werden durch Gummischläuche mit 

 den einen spitzen Winkel bildenden Schenkeln eines Y- 

 Rohres, dessen dritter Schenkel zu dem Z}^linder einer 

 Luftpumpe leitet, verbunden. 



Bevor man aber die Pleurahöhle mit der Luftpumpe 

 verbindet, ist die kollabierte Lunge durch Ansaugen in 

 mittlere Entfaltung zu bringen; ausserdem ist darauf zu achten, dass 

 im Augenblick, wo die Pumpe in Betrieb gesetzt wird, die Bewegungs- 

 richtung des Zylinders mit der Atmungsphase übereinstimmt. Die 

 auf diese Weise betätigte Lüftung der Lungen gibt zufriedenstellende 

 Ergebnisse. 



Es bleibt mir nur noch übrig, ein Wort über die Luftpumpe, 

 welche ich für diese Versuche sowohl als auch für die Ausführung der 

 künstlichenAtmung in der üblichen Weise 

 durch die Trachea gebraucht habe, zu 

 sagen. 



Diese Luftpumpe ist sehr einfacher 

 Bauart und besteht aus zwei parallelen 

 senkrechten Glaszylindern von 100 com 

 Inhalt A und B (Abb. 4), welche oben 

 dxtrch eine Metallkappe dicht verschlossen 

 sind, unten in den mit Quecksilber ge- 

 füllten Gefässen D und C tauchen. Der 

 Boden der Metallkappen ist durchbohrt 

 und mit dem rechtwinklig gebogenen 

 Schlauchansatz E bzw.F versehen. Beide 

 Glaszylinder sind an einer wagerechten 



Metallleiste G fest aufgehängt; die Leiste ihrerseits wird durch ein 

 Kurbel- und Pleuelstangensystem HM in senkrechte Bewegung ge- 

 bracht, so dass die Zylinder im Quecksilber abwechselnd gehoben 

 und gesenkt werden. Durch Änderung der Kurbellänge kann die 

 Hubhöhe und mit ihr das Volum der von der Pumpe beförderten 

 Luft nach Beheben variiert werden. 



Die Schlauchansätze E und F sind in Verbindung mit den ent- 

 sprechenden Ventilpaaren IK und V K' 



Abb. 4. 



