170 A. v. Tschermak: 



Diese und verwandte zunächst theoretischen Probleme sind es, 

 welche in den folgenden Mitteilungen behandelt werden sollen. Gleich- 

 zeitig ist damit allerdings die Absicht verknüpft, neue Gesichtspunkte 

 und Methoden auch für die praktische Medizin — für die Unter- 

 suchung der normalen wie pathologischen Tätigkeit des Magens — 

 zu gewinnen. 



II. Methodik der ersten Versuchsreihe. 



Die vorliegende Mitteilung soll sich beschränken auf die erste 

 Beobachtungsreihe der bioelektrischen Erscheinungen, wie sie bei 

 Spontanrhythmik des isolierten Froschmagens auftreten — Versuche, 

 welche übrigens weitergeführt werden. 



Zu diesem Behuf e wurde nach dem Vorgange von Morgen (unter 

 Bernstein) und Wink ler das mittlere Drittel des Magens von Esku- 

 lenten herausgeschnitten und der so gewonnene, etwa 7 mm breite 

 Magenring (mit Schleimhaut) zwischen zwei geeignet geformten Glas- 

 haken (H l H 2 ) horizontal ausgespannt, so dass der eine Haken die 

 kleine Kurvatur (kenntlich durch den Ansatz des Mesogastriums, an 

 dem das Präparat gut zu tragen ist), der andere die grosse Kurvatur 

 unterfasste. Der eine Haken (Hj) war festgestellt (zwischen zwei 

 belederten Metallplättchen), der andere (H 2 ) führte zu einem Faden, 

 welcher mittels Pollenübertragung (Rj) über die grössere Bolle (R 2 ) 

 eines Horizontalmyographions lief, während das Belastungsgewicht (G) 

 von 3 oder 5 g mittels Fadens an der kleinen Rolle (R 3 ) angriff (R 2 :R 3 = 

 2:1). Eine senkrecht zur Rollenaxe (R 2 R 3 ) angesetzte Zeigernadel (Z) 

 spielte, nach aufwärts gerichtet, vor dem Horizontalspalt eines Photo - 

 kymographions. Durch den Nadelschatten wurden somit in Tangenten- 

 werten — oder mit einer von der Lotstellung aus wachsenden Ver- 

 grösserung (in der Lotstellung selbst siebenfach) — die rhythmischen 

 Verengerungen und Erweiterungen des frei schwebenden, glattgespannten 

 Magenringes registriert. Das für die zweite Versuchsreihe vervoll- 

 kommnete Horizontalmyographion (mit Trieb Verstellung des „fest- 

 gestellten" Hakens) sei durch nachstehende Abbildung illustriert (Abb. 1) 



Die Erregungsströme des Magenringes wurden mit Ringer - 

 getränkten Wollfäden von etwa 2 mm Breite zu unpolarisierbaren 

 Kalomelelektroden (nach Oker Blom) geleitet. Von den etwa 15 mm 

 langen, an die Elektrodenpinsel festgeknoteten Wollfäden wurde der 

 eine bzw. die „festgestellte" Elektrode an die kleine, der andere bzw. 

 die bewegliche Elektrode an die grosse Kurvatur so angelegt, dass er 

 nur die relativ trocken gehaltene unversehrte Oberfläche, nicht den 

 Anschnitt des Magenringes berührte und diese Lage während der 

 Längenänderungen des Ringes — wobei sich die Elektrodenzwischen- 

 strecke von 3 bis 12 mm ändern konnte — tadellos beibehielt. Die 



